264 



TECHNIQUE BACTÉRIOLOGIQUE. 



sédiments déposés à la surface, on la brosse fortement à grande eau et 

 on la fait bouillir longtemps dans de l'eau acidulée ou additionnée de 

 carbonate de soude pour détruire toute la matière organique qui peut 

 l'imprégner. On peut aussi les stériliser en les faisant rougir à feu nu, 

 sur un fourneau à gaz, par exemple, après complet nettoyage et séchage 

 parfait pour éviter la casse. 



Avant de se servir d'une bougie, il est bon de s'assurer qu'elle ne pré- 

 sente pas de fissure, qui viendrait fausser les résultats. On la vérifie en 

 la branchant sur une petite pompe, comme celle de l'appareil figure KrJ, 

 ou sur une forte poire en caoutchouc. On plonge totalement la bougie 

 dans l'eau et l'on y comprime de l'air. S'il existe une fissure, on voit des 

 bulles d'air sortir en chapelet. 



Lorsqu'on utilise une forte pression, il est bon d'employer la bougie B, 

 plus résistante. 



Le filtre de Garros 1 . à bougie de porcelaine d'amiante (fig. 99 , a 



une disposition un peu diffé- 



rente, dont il est facile de 

 se rendre compte d'après le 

 dessin donné. 11 s'utilise 

 comme le filtre Chamber- 

 land. 



La disposition représen- 

 tée figure 100, et imagi- 

 née par Novy, permet de, 

 mieux suivre la marche de 

 l'opération. Le réservoir est 

 en verre, d'un seul morceau. 

 L'adaptation parfaite de la 

 bougie se fait à l'aide d'un 

 disque de caoutchouc et 

 d'une armature métallique 

 à vis. La bougie employée 

 est la bougie Berkefeld en 

 terre d'infusoires, plus po- 

 reuse <|ue la bougie Cham- 

 berland, par conséquent lil- 

 trant plus vile, mais plus 

 fragile et d'un prix plus 

 élevé. 



Les bougies Berkefeld se 

 font aussi en plusieurs nu- 

 fiiiration de Novy méros, de plus en plus po- 

 (Lautenschlâger). reux . Klles laissent plus faci- 

 lement passer que la bougie 



Chamberland, surtout B, les microbes très ténus de la catégorie des 



microbes dits invisibles ou encore microbes filtrants. 



Lis liquides ne filtrent que très lentement dans ces appareils quand 



l'opération n'est pas aidée par une pression convenable. Les solutions 



visqueuses, en particulier, ne passent pas du fout. Aussi est-il nécessaire 



l GAHnos, Sut- une nouvelle porcelaine: porcelaine d'amiante (C\ H. île l'Acad. (tes 

 1891, p. 64 



Fig. w. — Filtre de 

 Garros (Adnet). 



