FILTRATION. 



269 



pression d'eau suffisante, il est facile, à l'aide de ces trompes, d'arriver 

 rapidement à un vide de 70 à 72 centimètres de mercure. 



La disposition représentée figure 107 permet de filtrer rapidement de 

 grandes quantités de liquides, en usant d'un flacon à tubulures de con- 

 tenance suffisante, et de répartir le filtrat à volonté; le tube inférieur, 

 servant à la vidange, peut être, à volonté, muni d'un robinet ou bien 

 d'un tube étiré et scellé. 



Tout l'appareil, filtre et vase récepteur, peut être stérilisé en bloc à 

 l'autoclave, ou bien le flacon récepteur peut être stérilisé à part dans le 

 stérilisateur à air chaud et n'être réuni au tube de caoutchouc du filtre qu'au 

 moment du besoin, en prenant les précautions voulues pour ne pas intro- 

 duire de germes. Il est à recommander de mouiller légèrement la bougie 

 du filtre en la lavant extérieure- 

 ment et intérieurement avant 

 de le mettre à stériliser; l'ac- 

 tion de la température est 

 plus assurée. La tubulure du 

 vase récepteur destinée à être 

 réunie à la trompe doit être 

 munie, avant la stérilisation, 

 d'un tampon d'ouate destiné à 

 éviter l'apport de poussières 

 par le tube qui la réunit à la 

 trompe ; ce tampon doit être 

 assez lâche pour laisser passer 

 facilement l'air. 



L'aspiration nécessaire à em- 

 ployer varie avec la consistance, 

 la viscosité du liquide à filtrer 

 et la résistance de la bougie. 

 Certains liquides fîllrent rapi- 

 dement avec une aspiration de 20 à 40 centimètres de mercure; d'autres 

 ne filtrent que lentement avec une aspiration maxima de 70 à 72 centi- 

 mètres. Les bougies épaisses et peu poreuses filtrent plus lentement. 

 Pour les liquides troubles qui tiennent en suspension de fines particules, 

 il est à recommander, pour rendre plus rapide la filtration sur bougie, 

 de filtrer d'abord sur papier afin d'enlever les particules qui se dépose- 

 raient à la surface de la bougie et diminueraient sa porosité. 



Au lien d'employer l'aspiration pour hâter la filtration sur bougie, on 

 peut se servir de la pression. L'appareil représenté figure 198 conduit 

 déjà à ce but. D'Arsonval a imaginé, pour stériliser les liquides orga- 

 niques, un appareil ifig. 111 ) qui permet de joindre à la filtration sur 

 bougie d'alumine l'action microbicide de l'acide carbonique à haute 

 pression. La bougie d'alumine h est placée à la partie inférieure d'un 

 manchon de cuivre F qui reçoit le liquide à stériliser et peut être mis 

 par sa partie supérieure en communication avec une bouteille d'acier 

 contenant de l'acide carbonique liquide. On arrive ainsi facilement à faire 

 agir une pression de 40à50atmosphèies, montantmême à 60 atmosphères 

 si l'on plonge la bouteille à acide carbonique dans de l'eau chaude. Le 

 manomètre M indique la pression. Le liquide qui filtre sort par l'aju- 

 tage a quiestcommandé par lavis V'et peut être recueilli aseptiquement. 



Vig. 110. — Trompe à eau métallique avec 

 réservoir pour éviter les retours d"eau. 



