296 



TECHNIQUE BACTERIOLOGIQUE. 



nement se conçoit à la seule inspection de la ligure ; on le remplit d'un 

 gaz inerte et Ton ferme les tubes aux effilures. 



L'appareil de Baginsky (fig. 145) fonctionne de la même façon et 

 permet de disposer d'un plus grand espace. 



Roux (1), dans un travail à consulter, a 

 exposé les méthodes suivies au laboratoire de 

 Pasteur pour cultiver les anaérobies. Pour les 

 cultures dans les liquides, il recommande l'ap- 

 pareil représenté figure 146. C'est un tube à 



Fig. J43. — Appareil de Noyy 

 pour cultures d'anaérobies. 



Fig. 144. — Boite d'Arens pour anaérobies. 



deux branches de Pasteur, étranglé en A et muni, au-dessous de l'étran- 

 glement, d'un tampon de coton. Chaque branche est munie d'une 

 effilure latérale. Le tube est stérilisé dans le four à flamber. A l'aide 

 des effilures latérales, que l'on ferme aussitôt à la flamme, on introduit 



dans une branche 

 du liquide nutritif 

 ensemencé et dans 

 l'autre du liquide 

 pur. On fait le vide 

 plusieurs fois de 

 suite en reliant à 

 une trompe Tun des 

 deux robinets su- 

 périeurs. On peut 

 faire pénétrer un 

 gaz inerte par le se- 

 cond robinet ou 

 maintenir le vide. 

 Le tube est fondu 

 en A et mis à l'étuve. Pour obtenir une seconde culture, il suffit, en 

 inclinant le tube, de faire passer une petite quantité du liquide où se 

 développe la Bactérie dans la seconde branche. Si l'on désire examiner 

 le liquide, on relie l'extrémité du tube A au gazomètre G et l'on casse 

 sa pointedansle tube de caoutchouc intermédiaire; en brisant l'extré- 

 mité d'une effilure latérale, on faitcouler la quantité voulue. La culture 



Fig. 145. — Appareil de Baginsky pour anaérobies. 



(l)Roux. Sur la culture des microbes anaérobies (Ann. de Vlnst. Pasteur, 1, 1887, p. 49). 



