348 



TECHNIQUE BACTEHIOLOCh \\ l 



stérilisateur à air chaud décrit plus haut remplit du reste le même but. 

 Les appareils plus délicats, ceux où entre du caoutchouc, seront mis un 

 temps égal dans le stérilisateur à vapeur ou, mieux, dans l'autoclave 

 à 120°. Pour certains, on doit recourir à la stérilisation chimique obte- 

 nue en les faisant macérer longtemps dans des antiseptiques énergiques, 

 la si dutionde sublimé corrosif, une solution concentrée d'acide phénique, 



Fig. 173. — Stérilisateur du D 1 Poupinel. 



de formol. Un lavage à l'alcool fort les débarrasse du réactif lorsqu'il 

 grue In long séjour dans l'alcool absolu peut suffire et rendre, dans 

 bien des cas, d'excellents services. Cependant, il faut toujours se défier 

 de la slérilisation par ces antiseptiques. 



1 Instruments. 



Les instruments nécessaires à ces opérations sont tout d'abord les 

 scalpels, pinces et ciseaux qui servent couramment pour toutes les 

 opérations chirurgicales. Il est à recommander de prendrede préférence 

 des scalpels entièrement métalliques ; leur stérilisation est plus assurée. 

 De simples aiguilles peuvent très bien suffire pour certaines inocula- 

 tions; pour le charbon, on peut simplement tremper une aiguille dans 

 du produit virulent et faire à son aide une simple piqûre. On peut 

 encore, à l'aide d'un fil de platine chargé, déposer une petite quantité 

 de virus à la surface d'une petite incision ou d'une petite plaie super- 

 ficielle. 



Les petites pipettes de verre étiré, telles que celles représentées 

 figure 160, page .'*18, rendent de très bons services. On peut en avoir 

 une provision stérilisée d'avance et à pointe fermée. La pointe est brisée 



