EXPÉRIMENTATION SUR LES ANIMAUX. 349 



puis flambée légèrement; en aspirant par la grosse extrémité munie 

 d'un tampon d'ouate, on y fait entrer la quantité voulue de liquide à 

 inoculer. On fait ensuite pénétrer la pointe dans le tissu ou la cavité où 

 l'on veut faire l'inoculation et l'on chasse le contenu en soufflant par 

 l'extrémité opposée. 



L'instrument le plus commode pour la pratique des inoculations est 

 sans contredit la seringue. Comme il doit être facile de pouvoir stériliser 

 sûrement et souvent les seringues dont on doit faire usage, il faut choi- 

 sir des modèles qui résistent aux procédés employés. Les seringues à 

 piston de cuir, du type de la seringue de Pravaz, ne peuvent pas servir ; 

 sous l'influence de la chaleur, le piston se racornit et devient vite inuti- 

 lisable, s'il ne l'est pas d'emblée. Depuis quelques années, on a imaginé 

 de nombreux modèles de seringues qui puissent supporter facilement 

 les procédés de stérilisation par l'eau ou la vapeur; nous ne pouvons 

 citer que les principaux. 



La seringue de Koch se compose d'un cylindre de verre gradué qui 

 peut recevoir à une extrémité l'aiguille trocart de la seringue de Pravaz ; 

 à l'autre extrémité se trouve un ajutage métallique à robinet auquel 

 s'adapte une poire en caoutchouc. Le cylindre est stérilisé à l'autoclave 

 ou à l'eau bouillante avec sa canule; la poire sert à aspirer et à chasser 

 le liquide à inoculer. 



La seringue de Siraus, que construit Collin, est un des modèles les 

 plus recommandables. C'est une seringue analogue à celle de Pravaz, 

 dont le piston est en moelle de sureau. La moelle de sureau supporte 

 parfaitement la chaleur humide ; quand elle a été quelque peu compri- 

 mée, elle se gonfle et fait fermeture complète. Le piston se compose 

 d'un disque de moelle de sureau de 1 centimètre de hauteur, disque 

 serré par un petit écrou qui termine le piston. Il est facile de fabriquer 

 soi-même de nouveaux pistons avec de la moelle de sureau bien souple 

 et bien homogène, que l'on tasse entre deux doigts. Deux rondelles de 

 moelle de sureau sont interposées entre les deux extrémités du cylindre 

 de verre et l'armature métallique et assurent la fermeture parfaite de 

 l'instrument. 



La seringue de Debove (fig. 17 i), construite par Galante, a son piston 

 et ses rondelles en amiante, supportant, par conséquent, aussi très bien 

 la stérilisation. Elle est d'un démontage très facile. La contenance 

 varie de 2 à "20 centimètres cubes, suivant le modèle. 



La seringue de Roux a le piston et les rondelles en caoutchouc, résis- 

 tant bien à la stérilisation et faciles, du reste, à remplacer. 



Liier construit une seringue tout en verre, formée d'un corps de 

 seringue gradué à l'extrémité duquel s'adapte l'aiguille. Le piston est 

 formé d'un cylindre de verre exactement calibré par rodage à l'émeri, qui 

 glisse à frottement dans l'intérieur du corps de seringue. L'adaptation 

 de ces deux parties doit être parfaite. Elle l'est en effet dans ce modèle 

 excellent, facile à approprier, facile à stériliser, des plus simple à 

 manier; le défaut est peut-être une fragilité un peu trop grande néces- 

 sitant des précautions. 



On construit actuellement des modèles très solides où le corps de 

 seringue, en verre gradué, est encastré dans deux extrémités métalliques, 

 et le piston, exactement rodé, entièrement métallique. 



