EXAMEN A L ETAT VIVANT 



361 



Si les Bactéries à examiner sont en suspension dans un liquide, il 

 suffit souvent d'en déposer une goutte sur un porte-objet et de recou- 

 vrir avec une lamelle. Lames et lamelles doivent être très nettes, pour 

 ne pas apporter de causes d'erreur. Lorsqu'il y a très peu de Bactéries 

 dans le liquide, on peut recourir à la sédimentation. Le liquide est 

 abandonné au repos pendant plusieurs heures, jusqu'à vingt-quatre 

 heures et plus, au besoin dans une glacière, puis, à l'aide d'une pipette, 

 on prélève, pour faire l'examen, du dépôt constitué ou des couches 

 inférieures du liquide. La sédimentation convient surtout pour les Bac- 

 téries immobiles ou peu mobiles; les espèces très mobiles ne se sédi 

 mentent pas. Pour faciliter la sédimentation, on peut ajouter 

 l'alcool, en parties égales ou même plus; les Bactéries sont alors tuées, 

 tout en gardant leurs propriétés de 

 se colorer. La sédimentation est 

 longue et difficile avec les liquides 

 visqueux, crachats, pus, etc. ; on 

 la facilite beaucoup dans ee cas 

 en traitant le liquide par un peu 

 de potasse ou de soude pour le 

 fluidifier. 



L'emploi de la cenirifugation, 

 permettant de rassembler en un 

 petit volume du liquide tous les 

 corpuscules en suspension qui se 

 condensent à la partie du vase 

 employé la plus éloignée du centre 

 d'action, rend de très grands ser- 

 vices en laissant opérer presque 

 instantanément et évitant les 

 modifications et les troubles que 

 peut occasionner une sédimenta- 

 tion prolongée et en donnant des 

 résultats beaucoup plus complets 



au point de vue de la séparation des microbes de la masse liquide qui 

 les contient. 



Il existe de nombreux appareils à centrifuger, d'un usage pratique ; 

 les cenlrifugeurs de Gartner, représentés figures 178, 179 et 180, sont 

 d'un emploi courant; l'appareil représenté figure 181 donne particuliè- 

 rement de bons résultats. On est souvent forcé de mettre en oeuvre des 

 appareils plus compliqués, obtenant jusqu'à trois et quatre mille tours 

 à la minute, surtout lorsqu'on veut soumettre à la centrifugation des 

 liquides sensiblement visqueux. Le centrifugeur universel de la maison 

 Krauss, donnant de deux mille à trois mille tours par minute ffig. 182), 

 et surtout le modèle à deux vitesses pouvant arriver jusqu'à douze 

 mille tours à la minute, sont des plus recommandables. On peut les 

 actionnerpar l'eau ou, mieux, l'électricité. 



Lorsqu'on veut séparer des éléments de densité différente, leucocytes, 

 globules rouges, microbes par exemple, on peut avoir intérêt à 

 employer, pour centrifuger, des tubes de verre munis à leur partie 

 inférieure d'une queue effilée assez longue. La séparation des différentes 

 couches formées est rendue beaucoup plus facile. 



170. — Centrifugeur « Rapir] ». 



