4 AKSEL S. STEEN. TERRESTRIAL MAGNETISM. [NORW. POL. EXP. 



Kuste tiber den Pol nach der Franklin-Bay durchzudringen, zu realisiren 

 vermag, so wird die horizontale Komponente bis zu 0.36 der GAUss'schen 

 Einheit abnehmen, wodurch die Schwierigkeit der Bestimmung derselben 

 erheblich erhoht wird. Es muss aus diesem Grunde Bedacht darauf ge- 

 nommen werden, die Totalintensitat bestimmen zu konnen, so dass man 

 jederzeit die Horizontal-Komponente oder die Totalkraft zu bestimmen vermag. 

 Fur den letzten Zweck bietet der Fox'sche Apparat die beste Gewahr. Denn 

 wenn auch zugegeben werden muss, dass an Bord dieser Apparat wegen der 

 anzubringenden Deviationen nicht fur alle Falle gentigen kann, so ist doch 

 auf dem Eise jederzeit mit demselben sei es unter Anwendung der car- 

 danischen Aufhangung, oder bei fester Aufstellung ein gutes Resultat zu 

 erlangen; vorausgesetzt, dass die Untersuchung desselben an einer Basis- 

 Station entsprechend ausgeftlhrt worden ist. Es wird daher von der Vor- 

 aussetzung auszugehen sein, dass wenn immer es moglich ist die 

 Horizontal-Komponente mittels Ablenkungen und Schwingungen bestimmt 

 und mit ihr zugleich die Totalkraft mittels Deflektoren ermittelt wird. Beide 

 Manipulationen lassen sich mit Leichtigkeit in kurzer Zeit selbst unter den 

 schwierigen Verhaltnissen, wie sie bei einer Expedition von der Art der 

 bevorstehenden nicht selten eintreten werden, ausftthren. Letzteres gilt be- 

 sonders fiir die Ermittelung der Horizontal-Komponente mittels Ablenkung 

 allein, zu welchem Zwecke die Entfernung des ablenkenden Magnets wie 

 wir spater sehen werden eine den Verhaltnissen entsprechende fest be- 

 stimmte sein muss. 



7. Da es haufig nicht moglich sein durfte, die genaue Einstellung der 

 freien Nadel mit Spiegel und Telescop zu bewirken, so ist durch ent- 

 sprechende Marken auf dem Gehause des Deklinations-Apparates darauf 

 Bedacht genommen, dass die Einstellung mit freiem Auge mit einiger Sicher- 

 heit bewirkt werden kann. Es sind dem Apparate in einem Etui zwei Nadeln 

 beigegeben, welche zur Bestimmung der Lage des magnetischen Meridians in 

 Ermangelung besserer Gelegenheit benutzt werden konnen. Dass die Kolli- 

 mation dieser Nadeln, da sie nicht umgelegt werden konnen, durch Ver- 

 gleichen mit der umlegbaren Deklinationsnadel zu ermitteln ist, bedarf wohl 

 kaum erst der Erwahnung. 



8. Es wurde bei der Anfertigung des NEUMAYER-Fox'schen Apparates 

 die grosste Sorgfalt darauf verwendet, dass das zur Anwendung gelangende 



