2 AKSEL S. STEEN. TERRESTRIAL MAGNETISM. [NORW. POL. EXP. 



assistance in the arrangement of the magnetic part of the expedition's 

 equipment, a request to which Professor NEUMAYER acceded in the most 

 obliging manner. Among other things, he constructed a magnetic apparatus 

 especially adapted to the conditions under which it was to be expected that 

 the observations would have to be carried out, and made under his special 

 supervision by Herr E. A. ZSCHAU, the mechanician of the 'Deutsche Seewarte'. 

 In a manuscript document 1 also sent to the expedition, containing a de- 

 scription of the several parts of the apparatus, and an account of the deter- 

 minations of the constants of the instrument made in Hamburg before its 

 despatch, Dr. NEUMAYER expresses himself at some length introductprily as to 

 the fundamental principles followed in the design and construction of the 

 apparatus. 



These remarks, comprising 10 separate points, are as follows: 

 "1. Die astronomischen Bestimmungen sind durch den magnetischen 

 Apparat nicht auszufilhren. Die Kollimation des Kreises wird durch ein, von 

 dem Apparate ganz getrenntes Instrument auf den Kreis desselben (ibertragen. 

 Nur in Fallen, wenn die Beobachtungen eines Gestirnes nahe ilber dem Hori- 

 zonte ausgefiihrt werden konnen, kann auch mit demselben eine Bestimmung 

 der Kollimation des Kreises erfolgen. Bei der Durchfilhrung astronomischer 

 Beobachtungen sind die von Prof. MOHN in einem besonderen Memoire nieder- 

 gelegten Ansichten als maassgebend zu erachten. 



2. Wenn es auch unwahrscheinlich ist, dass der Gebrauch des Fox'schen 

 Instrumentes an Bord des Expeditionsschiffes n Fram" immer moglich sein 

 wird, so schien es doch zweckmassig, dieses werthvolle Instrument zu Zwecken 

 der relativen Werthbestimmung der Inclination und der Total-Intensitat bei 

 der Expedition zu verwenden. Die Bestimmung der Horizontal-Komponente 

 wird selbst bei Anwendung der grOssten Umsicht bei dem kleinen Werthe 

 dieses magnetischen Elementes auf erhebliche Schwierigkeiten stossen. 



3. Es schien wichtig, im allgemeinen die Form des NEUMAYER-BAMBERG- 

 schen Deklinatoriums beizubehalten, da sich dasselbe in jeder Beziehung 

 bewahrt hat und im (Ibrigen gestattete, dass ein Apparat zu Horizontal- 

 Intensitats-Bestimmungen damit verbunden wurde. Sonach konnte die aussere 

 Form und Aufstellung wie dieselbe im Handbuche fur Instrumentenkunde 



1 Designated in this paper as Dr. NEUMAYER'S manuscript. 



