.Mikioskoi>o fiir Aiitiiiif^or. 3 



Die grolK' KinstcUuii^f wird selbst bei den einfacheren Instrunienten 

 nur selten noch mit der Hand, durch Verschiebung des Tubus innerhalb 

 der Hülse, vollzocren; die Anwendung der Zahn- und Triebbewegung für 

 grobe Einstellung ist immer mehr verallgemeinert worden und hat großen 

 Anklang gefunden, so daß, da der Preis kein erheblich höherer ist, auch 

 derartig ausgerüstete Instrumente in den vorigen Angaben besondere Be- 

 rücksichtigung fanden. Die feine Einstellung erfolgt durch I\Iikrometer- 

 schraube, der Wechsel der Objektive nur selten noch durch deren Ab- 

 und Anschrauben am Tubus, vielmehr fast allgemein vermittels eines 

 Revolvers oder eines Schlittenstücks, die einen schnelleren Objektivwechsel 

 ermöglichen.- 



Die bisher genannten Stative vertragen starke Trockensysteme, sind 

 dagegen für Immersions-systeme nicht eigentlich eingerichtet. Immerhin 

 lassen sich auch letztere bei einiger Vorsicht an ihnen verwenden. Doch 

 wird dann die Benutzung eines besonderen Beleuchtungsapparates not- 

 wendig, den die meisten Optiker auch für die augeführten Stative liefern. 

 Zur Ergänzung des Instruments wären dann etwa anzuraten: Bei Zeiss 

 das Trockensystem 90, num. Ap. 0,90 (F) für 2880 M, eine Vergrößerung 

 bis 1350 ergebend. Das Beleuchtungssystem Xr. 1143 20 für 11(50 M, 

 dann evtl. das Wasser-Immersionssj'stem 90, iimn. Ap. 1,18 (Ji mit Kor- 

 rektion für 4000 M, Vergr. bis 1350, oder das homogene Immersionssystem 

 (Oel-Immersionstystem) 90 num. Ap. 1,25 (i/ig) Nr. 11 10 92 für 4000 M, Vergr. 

 bis 1350. — Bei Leiiz der Kondensor c für 1000 M, das stärkere Ob- 

 jektiv 9 für 2803 M, Vergrößerungen bis 1022 oder auch die Wasser- 

 Immersion 10 für 280.) M, Vergrößerungen bis 1090, oder die homogene 

 Oel-Immersion Y12 ^i"' -ICOO M, Vergrößerungen bis 12r)0. Sämtliche 

 Vergrößerungen gelten für das mittelstarke periplanati.sche Okular 12. \, das 

 dem HiY(4HKxs sehen Okular \' entspricht. — Bei Seibcrl der einfache Be- 

 leuchtungsapparat Nr. 41 für 800 M und die homogene Immersion ^/^g 

 für 4000 M, Vergr. bis 1220. — Bei Winkel der einfache Beleuch- 

 tungsapparat Nr. 3 mit Irisblende für 800 M, die Wasserimmersion 2 mm 

 für 4800 M, Vergr. bis 1380. — Bei Harlnack die homogene Im- 

 mei-sion 1/,, für 2700 M, Vergr. bei Okular 5 1200, bei Okular 6 1800. — 

 Bei Reichert der einfache Kondensor C mit Irisblende für 800 M, die 

 Wasserimmersion 10 für 2800 M, Vergr. bis 1280. Homogene Immersion 

 18b, Vi2) ™it Vergr. bis 1350, für 4000 M. — Bei Siiassnic etwa 

 nur das stärkere Trockensystem 8 für 137,50 Fr, ohne einen Beleuchtungs- 

 apparat, da diesen das empfohlene Stativ nicht zuläßt, Vergr. bis «<i4. 

 — Bei Korisika ein vereinfachter Abbk scher Beleuchtungsapparat, der 

 das Stativ DDc um 45 it. £ verteuert, und die homogene Immersion '/»2 

 für 390 it. l', Vergr. bis 970. 



Die bei den einzelnen Instrumenten angeführten Vergrößerungen gelten 

 meist für eine Tubuslänge von IGO mm und für einen Bildabstand von 

 250 mm, so bei Zeiss, Harinack, Reichert, Stiassuie und Koristka; 

 Leitz, Seibert und Winkel hingegen berechnen sie bei 170 mm Tubuslänge 

 und 250 mm Bildabstand. Ist der Tubus durch Ausziehen zu verlängern, 

 so werden, wenn dies geschieht, die Vergrößerungen entsprechend stärker: 

 sie wachsen beispielsweise an dem empfohlenen Instrument von Stiassnie. 

 das mit den Objektiven 2 und 5 ausgerüstet ist, bei Anwendung des Oku- 

 lars III, wenn der Tubus von IHO auf 20(1 nun verlängert wird. v.>ii 7"» 

 und 135 auf 440 und S25. 



