8 Objekttische. 



jekte. — Die größeren Stative allein lassen die Anbringung des großen 

 ÄBBEschen Beleuchtungsapparates zu, der die von dem Spiegel des 

 Mikroskops ausgehenden Lichtstrahlen in einem Strahlenkegel von 

 sehr großer Apertur sammelt und im Objekt vereinigt. — Sehr er- 

 wünscht ist die bei den größeren Stativen am Auszugrohr des Tubus 

 angebrachte Teilung, welche die genaue Einstellung der Tubuslänge 

 auf das von dem Optiker verlangte Maß gestattet. Wenn diese Tei- 

 lung fehlt, pflegt die Stelle, welche dem richtigen Längenmaße ent- 

 spricht, mit einem Strich am Auszugrohr bezeichnet zu sein. Wo 

 eine solche Bezeichnung fehlt, ist festzuhalten, daß die für den Tubus 

 vorgeschriebene Länge sich nur auf den Tubus bezieht, eine mit einem 

 gewöhnlichen Maßstab vorgenommene Messung sich nur von der An- 

 satzfläche des Objektivgewindes bis zum oberen Tubusrand zu er- 

 strecken hat. Ist die Mikrometerschraube, durch welche die feine 

 Einstellung vollzogen wird, mit einem Teilkreis versehen, so kann 

 die Hebung oder Senkung des Tubus in der Richtung der optischen 

 Achse sehr genau gemessen werden. Bei Instrumenten von Zeiss 

 lassen sich so Bewegungen von 0,002 mm unmittelbar ablesen. Man 

 kann in solcher Weise auch Dickenmessungen innerhalb des Präparates 

 vornehmen, indem man zuerst auf die obere, dann auf die untere 

 Fläche des zu messenden Gegenstandes einstellt und jedesmal die 

 Stellung des Index an der Teilung des Kopfes abliest. Dabei ist darauf 

 zu achten, daß beide Einstellungen am Gegenstand durch eine gleich- 

 sinnige Drehung der Mikrometerschraube vollzogen werden. Weiter 

 ist aber zu berücksichtigen, daß die Teilungen am Schraubenkopf 

 nur für die Dicke von Luftschichten unmittelbar gültige Werte angeben. 

 Bei Schichten anderer Substanzen gibt ihr Brechungsexponent den 

 Reduktionsfaktor für die Berechnung der wirklichen Dicke aus dem 

 gefundenen Werte ab. — Sehr angenehm ist das bei den meisten 

 größeren Stativen mögliche Umlegen ihres oberen Teiles. Man neigt 

 den Oberteil so weit, als dies für die Beobachtung am bequemsten 

 erscheint, und befestigt ihn in seiner Lage durch Klemmhebel mit 

 Schraube. Die lang anhaltende Beobachtung ist an einem so geneigten 

 Mikroskop weniger ermüdend, als an einem senkrecht stehenden. 

 Die Mikrometerschraube pflegt an dem Mila"oskop entweder oben oder 

 tiefer seitlich angebracht zu sein. 



Die meisten Optiker liefern ihre Stative auf Verlangen auch mit 

 englischem Fuß. Das Stativ ruht alsdann nicht auf einem Hufeisen, 

 sondern auf drei Füßen. 



Als Objekttische für die größeren Mikroskope dienen in 

 der Regel Platten aus schwarzem, mattem Hartgummi, die einer 

 Messingunterlage fest aufgeschraubt sind. Hat man den Wunsch, die 

 dunkle Platte gegen eine hellere, so z. B. mattweiße Milchglasplatte 

 auszuwechseln, was namentlich bei öfterer Untersuchung schwach - 

 gefärbter Objekte, deren Konturen sich auf dem dunklen Untergrund 

 kaum abheben, der Fall sein dürfte, so kann man eine entsprechende 

 Vorrichtung, wenigstens bei den Leitz sehen Mikroskopen, auch nach- 

 träglich ohne große Kosten anbringen lassen^). — Die Objekttische 

 der kleineren Stative sind meist nicht beweglich und von geringer 

 Größe. Ma n kann aber bei diesen den Vorteil der Beweglichkeit und 

 1) H. L. Heusner, Zeitschr. f. wiss. Mikrosk., Bd. XXV, 1908, S. 62. 



