Hiiuoliscliirmc. Oljjektivc. Okulare. 9 



größeren Fläche dadurch erreichen, daß man eine (hifür eingerichtete 

 (Jhvsphitte von 2 — 3 nun J)ieke und 9X13 cm Fläche an den matten, 

 seit hellen Teilen der Unterseite mit Wasser (xlef noch besser mit 

 einem Cemisch von Wasser und Glyzerin befeuchtet und vorsichtig 

 auf den festen Mikroskoj)tisch schiebt. Durch die Adhäsion bleibt 

 die Scheibe selbst bei geneigtem Stativoberteil fest haften, kaini 

 mit den Händen leicht verschoben werden und bleibt in jeder Lage, 

 in die man sie gebracht hat*). 



H a u c h s c h i r m e. Um das Beschlagen der dem Atem des 

 Beobachters ausgesetzten Mikrosko])teile und die damit verbundenen 

 schädliclien Einflüsse auf diese (Oxydation u. ä.) zu verhüten, bringt 

 man zweckmäßig einen Schutzschirm am oberen, das Okular entlial- 

 tenden Tubusteil an. (Jute Dienste leistet ein Stück weiches Leder, 

 aus dem eine kreisrunde Öffnung vom Durchmesser dts Okulars aus- 

 geschnitten wurde mul das über den Tubus geschoben wird. Besonders 

 für den angegebenen Zweck bestimmte ..Hauch.';chi)-me", die an dem 

 IMikroskoptubus ohne weiteres durch eine Klemme befestigt werden 

 k()inien. liefern u. a. C. Zehs und C. Reichert zum Preise von 75 M. 

 Bei Bestellungen gebe man an, für welches Stativ der Sehiim ge- 

 wünscht wi'-d. 



Objektiv e u n d O k u 1 a r e. Unter Anwendung neuer Glas- 

 arten, namentlich von Fluorit, haben nach Angaben von Abbe seit 

 1884 C. Zeiss und später andere Werkstätten neue Objektive her- 

 gestellt, die sog. A p o c h r o m a t e. Diese damals nach neuen Kon- 

 struktionstypen hergestellten und seitdem noch verbesserten Objek- 

 tive zeigten eine vollständigere Korrektion der chromatischen und 

 der sphärischen Abweichungen im Bild, als man sie bis dahin erreicht 

 hatte. Zum Gebrauch mit diesen Objektiven wurden auch neue Oku- 

 lare, die K o m p e n s a t i o n s o k u 1 a r e , konstruiert, welche eine 

 annähernde Farblosigkeit und gleichmäßige Bildschärfe im ganzen Seh- 

 feld ermöglichten. Andere optische ^^'erkstätten folgten alsbald in 

 der Herstellung von Apochromaten und Kompensationsokularen nach. 

 Die neuen Glasarten und Konstruktionsty[)en beeinflußten die Kon- 

 struktion der älteren Objektive und ermöglichten auch bei diesen eine 

 vollkoiumenere Aufliebung der sphärischen und chromati.schen Aber- 

 ration. Die Leislimgsfähigkeit dieser achromatiscluii. mit den Hvy- 

 GHENSschen Okularen zu benutzenden Objektive wurde dadurch so ge- 

 steigert, daß es tatsäcidicii nur bestimmte Gebiete der mikroskopisch'-n 

 Forsciumg sind, in denen man auf die Apochiomate angewiesen ist. 

 Im besonderen ist auch infolge der neuen Konstruktionsmethoden der 

 freie Objektabstand, d. h. die Entfernung zwischen der oberen Fläche 

 des zu untersuchenden Objekts und der unteren Fläche des Objek- 

 tivs, im allgemeinen vergrcißert worden, was für die bequeme Bi'- 

 nutzung der Objektive die größte Bedeutung hat. Die Aehromate 

 sind für zwei Farben des Sonnensj)ektrums acln-ojnatisch korrigiert, 

 während dies bei Apochromaten für einen gr()ßeren Teil des Spektrums 

 der Fall ist. Dieser hohe Grad von Aehromasie läßt sich aber nur 

 durch Anwendung von Flußspat erreichen, was den Prei;? der Apo- 

 chromate entsprechend steigert. 



1) G. ScHüRR, Zoitsclir. f. wLss. Mikrosk., liii. X.\I1I, lüUtJ, S. 425. Im übrigen 

 vgl. üijer bewegliche übjekttischo S. 3'J ff. 



