12 Deckglasdicke. 



Regel 0,17 mm, seitlich an den Linsenfassungen angegeben. — Es 

 ist leicht, sich jetzt Deckgläser bestimmter Dicke 

 käuflich zu beschaffen und so die Korrektionsfassung entbehrlich 

 zu machen. Oder man erwirbt einen Deckglastaster, wie er von 

 fast allen optischen Werkstätten, in einfacherem oder komplizier- 

 terem Bau, im Preise von 1200—1500 M geliefert wird. Durch 

 einfache, ohne weiteres verständliche Einrichtung lassen solche Deck- 

 glastaster die Bestimmung der Deckglasdicke zu. Man kann übrigens 

 die Deckglasdicke auch an einem gewöhnlichen Maßstab messen. Man 

 sortiert zu diesem Zweck die Deckgläser, die man einzeln auf eine 

 glatte Tischplatte fallen läßt, nach ihrem Klang. Die Deckgläser 

 von gleicher Stärke haben denselben Klang. Man legt eine größere 

 Zahl von Deckgläsern gleichen Klanges aufeinander, drückt sie vor- 

 sichtig mit den Fingern zusammen und hält sie gegen einen Maßstab. 

 Angenommen, 10 solche Deckgläser sind zusammen 2 mm dick, so 

 beträgt die Dicke des einzelnen 0,2 mm. Wer an seinem Stativ über 

 eine mit Teilkreis versehene Mikrometerschraube für feine Einstellung 

 verfügt, wird auch diese benutzen können, um die Dicke eines Deck- 

 glases zu bestimmen. Er stellt dann nacheinander, bei gleichsinniger 

 Drehung der Mikrometerschraube, auf die obere und untere Deckglas- 

 fläche ein und liest jedesmal die Stellung des Index an der Teilung 

 des Kopfes ab. Die Intervalle der Teilungen geben aber, wie schon 

 betont wurde, nur eine entsprechende Bewegung des Tubus in der 

 Luft an. Um richtige Werte für die Deckglasdicke zu erhalten, ist 

 nun auf Anraten der Zeissschen Werkstätte so zu verfahren, daß 

 man mit einem stärkeren Trockensystem und stärkeren Okular, etwa 

 dem Okular 7 x oder lOx von Zeiss, ein Deckglas von genau bekannter 

 Dicke mißt. Die am Schraubenkopf abgelesene scheinbare Dicke gibt 

 dann beim Vergleich mit der bekannten wahren Deckglasdicke ein 

 für allemal den Reduktionsfaktor an, der bei Messungen von Deck- 

 gläsern unbekannter Dicke mit demselben Objektiv und demselben 

 Okular unter genau gleicher Beleuchtung in Geltung tritt. Auf diese 

 Weise ist es dann möglich, auch die Deckglasdicke an Dauerpräparaten 

 zu bestimmen. — Hat man in dieser oder jener Weise die Deckglas- 

 dicke ermittelt, so stellt man die Korrektionsfassung des Objektivs 

 auf sie ein. Es geschieht das durch Drehung des mit einer Skala ver- 

 sehenen Korrektionsrings mit Einstellung auf den über der Skala 

 an der Fassung angebrachten unbeweglichen Punkt oder Strich. Die 

 neuen Korrektionsfassungen (Fig. 2) sind so eingerichtet, daß bei 

 Drehung des Korrektionsrings die Entfernung der beiden oberen 

 Doppellinsen des Objektivs gegen die beiden unteren, mit der Fassung 

 fest verbundenen, eine andere wird. Besonders sind es die Trocken- 

 systeme mit großem Öffnungswinkel,. die sich sehr empfindlich gegen 

 wechselnde Deckgiasdicke zeigen. Ist die Deckglasdicke unbekannt, 

 und hat man sie noch nicht ermittelt, so gilt es, den Korrektionsring 

 während der Beobachtung unter steter Nachstellung der Mikrometer- 

 schraube zu drehen und ihn in jener Lage zu lassen, bei welcher das 

 Bild des Objektes besonders scharf sich zeichnet. — Die Objektive 

 für homogene Immersion werden nur in fester Fassung hergestellt, 

 weil deren Leistung von der Deckglasdicke innerhalb ziemlich weiter 

 Grenzen unabhängig ist. Denn es stellen Deckglas, das als Immer- 



