Kondensorsystem. 



17 



wurde, aus dieser lierauszielien. Man kann es dann durch eine ge- 

 wöhnliehe Zylinderhlende, für die drei Einsätze vorhanden sind {Zeiss- 

 scher Katah)«,' Mikio 3<)S, Nr. 11 41 00) und die ICO M kostet, ersetzen. 

 Aueli ein herausklappbarer Konden.M)r mit liisblende. den die Zeiss- 

 sche Werkstätte mit 1,2 numeriseher A])ertur (Nr. 11 41 25) für 1720 M, 

 mit 1,4 luimeriseher Apertur (Nr. 11 41 35) für 1920 M Hefert, kann 

 in die Seiiiebhülse des Beleuehtungsapparates nach Entfernung seines 

 Kondensorsystems eingeschoben werden. IVIan klappt diesen Kondensor 

 nach unten heraus und schiebt ihn links zur Seite, wenn man die 

 Irisblende allein benutzen will. Diese 

 läßt sich dann bis dicht unter das Ob- 

 jekt bewegen. — Die Zcissschc Werk- 

 stätte gibt den ABHEschen Beleuchtungs- 

 ap})arat niciit ohne Stativ ab. — Das 

 vielbenutzte Stativ BC von Zeiss 

 kostet, wenn der Kondensor zum Aus- 

 klap])en eingerichtet ist, 560 M mehr 

 (84100 M). — Leitz (Katalog, für 

 mikrosk. Nebenapparate 46 D) liefert 

 einen Aiu?Eschen Beleuchtimgsapparat 

 (b) mit Kondensor, der durch eine Zy- 

 linderblende ausgewechselt werden kann. 

 Blendenträger mit Iris, Plan- und Hohl- 

 spiegel für 2400 M. Für die größten 

 Stative von Lciiz wird ein ebensolcher 

 ]5eleuchtungsapparat (a) empfohlen, an 

 dem durch Druck auf einen Knopf der 

 Kondensor sich befreien und zur Seite 

 schlagen läßt, worauf eine Iriszylinder- 

 blende in Wirksamkeit tritt. Preis 3000 

 M. — C. Reichest liefert einen ent- 

 sprechenden Abbe .sehen Beleuchtungs- 

 apparat für seine größeren Stative, der aus einem Kondensorsystem, 

 von 1,2 oder 1.4 mm Apertur, einem Diaphragmenträger mit Iris- 

 blende, der auch höher luid tiefer gestellt werden kann, und einer 

 einfachen Zylinderblende mit drei Diaphragmen, die an Stelle des 

 Kondensors sich einsetzen lassen, besteht. Der Preis beträgt 2400 ^M. 

 Die Wahl des Kondensorsystems von 1,2 oder von 1,4 nun Apertur 

 erhöht den Pieis um weniges. — lür Stativ V wird von Zciss ein 

 vereinfachter Beleuchtungsapparat Nr. 1143 20 mit Kondensor num. 

 Apert. 1,2 und Irisblende für 1160 M empfohlen. 



In manchen Fällen kann in Ermangehmg eines Beleuchtimgs- 

 apparates. sofern es .sich nur um die ]M(>glichkeit .^ehr schiefer Be- 

 leuchtung handelt, auch eine sehr einfache Vorrichtung gute Dien.ste 

 leisten'). Man kittet mittels eines Tropfens Glyzerin oder Ol eine 

 plankonvexe, nahezu halbkugelige Linse von 6 — U mm Radius, soweit 

 der Durchmes.ser der Objekttiseh-Öffnung diese Größe erlaul)t, an die 

 rnterfläche des Objektträgers. Sie bleibt durch Adhäsion an ihm 

 hängen und kaim durch ein lose aufgestecktes Messingiingchen, dessen 

 äußerer Durehmesser der Tisehöffnung entspricht, genügend zentriert 

 ») E. Abbe, Sitzber. d. Jen. Goscllscli. f Med. n. Natiirw.. IST'.I, S. 13. 

 Strasburger-Koeinicke, Botanisches Praktikum. 7. .Xiifl. J 



Jm-. .■). Uclruclituiigssysi.'iii 

 Nr. 1144 10 von Zei.f8. A Seiten- 

 aii.sicht, halb aufge.sclinitten, ßdio 

 Irisblende für sich, von unten ge- 

 sehen. Nat. Größe. 



