13 Dunkelfelclbeleuchtung. Ultramikroskopie. 



werden, ohne die freie Verschiebung des Präparats zu hindern. Der 

 Hohlspiegel des Mikroskops, nur mäßig weit aus der Achse entfernt, 

 liefert jetzt Strahlenkegel von jeder gewünschten Schiefe. Bis zu 

 einem gewissen Grade läßt sich endlich die Linse durch einen Wasser- 

 oder Glyzerintropfen ersetzen, den man an der Unterseite des Objekt- 

 trägers anbringt. 



D u n k e 1 f e 1 d b e 1 e u c h t u n g und U 1 1 r a m i k r o s k o p i e. 

 Um sehr kleine Objekte, die außerhalb der Grenze des mit den bisher 

 angegebenen IVIitteln erreichbaren mila"oskopischen Abbildungsver- 

 mögens liegen, für das Auge sichtbar zu machen, sind in neuerer Zeit 

 eine Anzahl Einrichtungen für Dunkelfeldbeleuchtung bzw. Ultra- 

 mikroskopie konstruiert worden, die von Tag zu Tag weitere Vervoll- 

 kommnung erfahren^). Die Sichtbarmachung der ,,ultramila"oskopi- 

 schen" Objekte (Ultramikronen) wird durch Kontrastwirkung, nicht 

 durch Anwendung hoher Vergrößerungen, erreicht. Von den beleuch- 

 tenden Strahlen ist dabei keiner im Okulargesichtsfeld des Mikroskops 

 direkt wirksam; die Abbildung erfolgt lediglich durch Strahlen, welche 

 im Objekt abgebeugt werden, wobei dieses hell auf dunklem Grunde 

 erscheint. Zur Herstellung einer Dunkelfeldbeleuchtung werden die 

 Strahlen entweder im Kondensor oder im Objektiv abgeblendet oder 

 es wird eine Einrichtung getroffen, mittels welcher das Objekt Seiten- 

 beleuchtung erhält. 



Während die komplizierten Ultramilo-oskope für unsere Zwecke 

 kaum in Betracht kommen, sind die Einrichtungen für Dunkel- 

 feldbeleuchtung mittels Abbiendung im Kon- 

 densor in vielen Fällen mit Vorteil zu verwenden. Auf einfachste 

 Weise geschieht die Erzeugung einer solchen Dunkelfeldbeleuchtung 

 durch Einführung einer Zentralblende unter den Kondensor. Eine 

 solche Blende für Kondensor num. Ap. 1,4 liefert Zeiss zu 68 M. 

 Sie wird nach völliger Öffnung der Irisblende in den Diaphragmenträger 

 des Abbe sehen Beleuchtungsapparates eingelegt. Es ist dabei erforder- 

 lich, mit Wasser eine Immersion zwischen Objekttiäger und Kondensor 

 herzustellen. (Vgl. Fig. 6.) Die Anwendung dieser Blende ist aber 

 mehr als NotlDehelf zu betrachten. Der achromatische Kondensor 

 liefert ein sehr farbiges Gesichtsfeld, und der Kontrast läßt infolge 

 der inneren Reflexion im Kondensor zu wünschen übrig. Es ist daher 

 vorzuziehen, für Dunkelfeldbeobachtungen die besonders dafür be- 

 stimmten Dunkelfeldkondensoren (Paraboloidkondensor 

 der Firma Zehs, Druckschrift Mikro 230, 1480 M) oder den neueren 

 Wechselkondensor, Druckschrift Mil<To 365, 3200 M, welcher 

 raschen Wechsel von der Dunkelfeldbeleuchtung zur Hellfeldbeleuch- 

 tung und umgekehrt ermöglicht, und die Benutzung von Objekt- 

 trägern zwischen 0,1 und 0,2 mm Stärke gestattet, zu benutzen. Zur 

 Beobachtung benutzt man zweckmäßig die starken Trockensysteme oder 

 noch besser die besonderen Ölimmersionen mit geringer Apertur, wie 

 Zms-Achromat 50 num. Ap. 0,90 mit Einhängeblende (Vt), 2280 M, 

 oder Apochromat 58 num. Ap. 0,85 (x), 4800 M. Die gewöhnhchen 

 Immersionen müssen in der Apertur durch eine Einhängeblende stark 



^) Diese Einrichtungen imd die Art ihrer Verwendung sind näher beschrieben 

 bsi N. Gaidukov, Dimkelfeldbeleuchtimg und Ultramikroskopie, 1910; ferner bei 

 W. SCHEFFER, Wirkungsweise und Gebrauch des Mikroskops, 1911, S. 103 ff. 



