20 Spiegelkondensor. Präparier-Mikroskope. 



sehr geeignet. Nach dem Gebrauch ist der Paraboloidkondensor stets 

 mit einem weichen Leinwandkippen vom Immersionsöl zu reinigen, 

 wenn nötig, unter Zuhilfenahme von Benzin. — Als Lichtquelle 

 beim Arbeiten mit dem Dunkelfeldkondensor kann sowohl elektrisches 

 Bogenlicht, wie Sonnenlicht zur Verwendung kommen. Zehs 

 empfiehlt hierzu besonders seine elektrische Mikroskopierglühlampe 

 mit besonderer Dunkelfeldbirne (vgl. 8. 36). Der Kardioidkon- 

 densor, das Kardioid-Ultramikroskop, ferner die übrigen ultra - 

 mikroskopischen Einrichtungen nach Siedentopf, bzw. Siedentopf 

 und ZsiGMONDY, die von Zeiss geliefert werden, bieten für unsere 

 Aufgaben keine Vorteile. 



Auch von den anderen bekannten Firmen werden Einrichtungen 

 zur Beobachtung im Dunkelfeld konstruiert. So fertigt z. B. Leitz 

 einen ,, konzentrischen S p i e g e 1 k o n d e n s o r" an, der an Stelle 

 des gewöhnlichen Kondensors in den Beleuchtungsapparat des Mikro- 

 skops von unten eingeschoben werden kann. Ein ,, Spiegelkondensor B" 

 kann auch verwendet werden, wenn ein Mikroskop fremden Fabrikats 

 mit oder ohne Beleuchtungsapparat vorhanden ist (Nr. 110 bis 

 112 des Katalogs 46 D, Preis je 1800 M). Der konzentrische Hell- 

 Dunkelfeldkondensor derselben Firma erlaubt raschen Wechsel zwi- 

 schen Dunkelfeld- und Hellfeldbeleuchtung sowie eine kombinierte 

 Feldbeleuchtung. Sein Preis beträgt 2600 M. Objektive mit hohen 

 Aperturen, wie Immersionssysteme, müssen durch eine Trichterblende 

 (Nr. 113, Preis 80 M) abgeblendet werden. Als Lichtquelle für die 

 Beobachtungen im Dunkelfeld empfiehlt Leitz seine Liliputbogen- 

 lampe auf Stativ für 4 Amp. Stromstäike, die an jede Hausleitung 

 mittels Steckkontakt unter Zwischenschaltung eines der Leitungs- 

 spannung entsprechenden Widerstandes angeschlossen werden kann. 

 Sie ist sowohl für Gleich- als auch für Wechselstrom zu erhalten 

 und kostet 1200 M; mit Beleuchtungslinse am Lichtabscliluß- 

 rohr (vgl. Fig. 14 links und Fig. 55 rechts) 400 M mehr. Die 

 Widerstände und Kohlen können ebenfalls (Nr. 127 bis 129) von 

 Leitz bezogen werden. Wer die B?triebskosten dei Bogenlampen 

 scheut, findet ein brauchbares Modell in der LezY-?-Mikroskopier- 

 lampe für Dunkelfeldbeleuchtung mit 100- bzw. 200-Wattlampe, 

 die mit Steckkontakt an jede Hausleitung angeschlossen werden 

 kann. Der Preis beträgt 1000 M bzw. 1200 M^). 



Präparier-Mikroskope. Außer dem zusammengesetzten 

 Mikroskop oder Kompositum, das meist kurzweg als Mikroskop be- 

 zeichnet wird, ist auch noch ein einfaches, das sogenannte P r ä - 

 pariermikroskop oder Simplex beim Arbeiten nötig. Für 

 die meisten Zwecke genügt das als ,, Einfaches Lupenmikroskop" be- 

 zeichnete Präpariermikroskop (vgl. den XVI. Abschn.) von Leitz 

 (Nr. 208 des Katalogs Nr. 46 C), das mit zwei aplanatischen Lupen 

 nach Steinheil von 10- und 20-facher Vergrößerung 2320 M kostet. 

 Auch das kleine Präpariermikroskop von Reichert (L 79 des Kata- 

 logs DS6), das sich durch Zahn und Trieb einstellen läßt, 10-fache 

 Vergrößerung ermöglicht und mit Kasten 1880 M kostet, wäre hier 

 zu nennen. Die dabei in Anwendung kommende Lupe kann ebenfalls 



^) Über andere Beobachtmigseinrichtiingeu mit Dunkelfeldbeleuchtung vgl. 

 Reg. IV, Fluoreszenz- imd Lumineszenz-Mikroskop. 



