I'rHl);iri('riiiikroskoiM'. lliiinkuliirt's, stercoskopitsflios .Nfikroskop. 21 



als Haiidliipc dienen. Ähnliche große und kleine Präpariermikroskope 

 werden /,u annähernd (hnselhen Preisen auch von anderen Optikern 

 geliefert . 



Auch niüuokuhire, h i 1 d a u t r i c; h t e n d i- Präparienniki()>k(>jK' 

 werden von verschiedenen Werkstätten, so von Zciss und Leiiz 

 hergestellt. Sie tragen einen Tubus, welcher zwei PoHHosche Piisnien 

 enthält (vgl. den XVI. Abschn.). Diese kehren das von den Objektiven 

 entworfene Bild um und ermöglichen damit das Präparieren bei auf- 

 rechtem Bild. Bei Lcitz i.st ein ähnliches, zusammenlegbares, also 

 auch für Reisezwecke geeignetes (nach Pfeiffer) mit den Objektiven 

 1, 2, 3 (Vergr. 20-85) für 0120 M zu haben (vgl. den XVI. Abschn.). 

 Zu gleichem Zweck kann man auch ein Mikroskop verwenden, auf 

 dessen Okular ein bildumkehrendes Prisma aufgesetzt wird; hv'i Zciss 

 (Katalog 1913. 12 85 20) 840 M. Bei Leiiz ein ähnhches Prisma 

 (Katalog 40 D, Nr. 179) 720 M. — Auch kann man dabei die Trommel 

 mit PoHHoschen Prismen von Zciss, Nr. 12 85 10, für 1000 M, 

 die mit Rohrstutzen zum Einstecken in den Tubus und zur Aufnahme 

 eines beliebigen Okulars versehen ist, verwenden. Das Präparieren 

 unter dem zusammengesetzten Mikroskop hat bei sehr kleinen Gegen- 

 ständen den Vorteil, daß man diese nicht aus dem Gesichtsfelde ver- 

 liert und somit nicht bei Übertragung vom Kompositum nach dem 

 Simplex, oder umgekehrt, erst zu suchen hat. Das Präparieien mit 

 dem bildumkehrenden Okular bietet kaum größere Schwieligkeiten als 

 mit dem Sim})lex; beim bildumkehrenden Prisma wirkt hingegen im 

 Anfang der Umstand störend, daß es eine Neigung der optischen 

 Achse inn 30^ herbeiführt, und man somit nicht gerade abwärts in 

 der Richtung der präparierenden Hände, vielmehr schräg nach vorn 

 in das Prisma hineinzusehen hat. Dieses bildumkehrende Prisma ver- 

 kleinert das Gesichtsfeld, falls es mit einem anderen, als dem Okular 2 

 benutzt wird. Das Kompositum, welches man in dieser \\'eise zum 

 Präparieren gebraucht, muß mit entsprechend schwächeren Objektiven 

 ausgerüstet sein, wozu das Objektiv 1,2 — 2,4 (Nr. 11 10 04 von Zciss 

 für 1480 M) sich besonders empfehlen würde. Dieses Objektiv besteht 

 aus zwei achromatischen Linsen, die durch einen drehbaren Ring ein- 

 ander genähert oder voneinander entfernt werden, wobei die Ver- 

 gi-ößerung sich nahezu im Verhältnis von 1 : 2 allmählich vei ändert. 



Von der Firma Zeiss wird auch ein sehr empfehlenswertes, 

 binokulares, s t e r e o s k o p i s c h e s ]\I i k r o s k o p nach 

 GuEENoutiH') (Stativ XA) zum Preise von 8800 :M (Katalog, Ausg. 35. 

 Mikro 184. 1913, S. 70) hergestellt (Fig. 8), welches die Beobachtung 

 und Piä})aration kleiner Objekte (lurch eine der Wirklichkeit ent- 

 sprechende, körperliche Wiedergabe im aufrechten Bilde erleichtert. 

 Das feststehend(> Stativ trägt einen Doppeltubus, der durch Zahn 

 und Trieb einstellbar ist. Jeder der beiden mit den Objektivenden 

 konvergierenden Tuben ist mit einem bihUnnkehrenden Okular und 

 einem Objektiv versehen. Als Okulare benutzt man für dieses Mikro- 

 skop die HuYoiiENs.schen Okidare 1 — 5 oder die orthoskopischen Oku- 

 lare 5a und mit erweitertem Gesichtsfelde; verschiedene Objekt iv- 



') Vgl. S. CZAPSKI 11. W. (Jkbh.vrdt, Zfitsclir. f. wiss. Mikrosk.. IM. XIV. 1897, 

 S. 289; femer F. Jentzsch, Ebenda, H<1. XXX, 1913, S. 299 und F. Emich, Ebenda, 



S. 4.S7. 



