26 



Zeichensi^iege], 



wärtigt den Gang der Strahlen in dem für das aufrecht stehende 

 Mikroskop bestimmten Zcichenokuiar. Ein in der Metallfassung am 

 Prisma befindlicher Falz kann graue Glasplättchen aufnehmen, die 



Fig. 11. 



Zwei Zciclieiiukulare von Leitz, links für aufi-L-elit .sti 

 gelegtes Mikroskop. 



des, rechts für um- 



'rä=' 



bastimmt sind, das von der Zeichenfläche kommende Licht nach 

 Wunsch abzublenden. Über demTOkular anzubringende Brillengläser 

 können die Sehweite des Beobachters auf die Entfernung der Zeichen- 

 fläche korrigieren. Auch andere Okulare als die 

 gelieferten lassen sich in ähnlicher Weise mit 

 Prismen und Zeichenokularen verbinden. — Die 

 meisten Optiker liefern Zeichenpulte, die beim 

 mikroskopischen Zeichnen zu benutzen sind und 

 meist eine Verstellung in senkrechter Richtung 

 und mit Neigungswinkel gestatten. Ihr Preis 

 beträgt 200 oder 400 M. 



Zum Zeichnen mikroskopischer Präparate und 

 zum Demonstrieren für einige Personen ist der 

 Zeichenspiegel mit Klemmring nach Edingee 

 geeignet. Wird dem um 45"^ zur Horizontalen 

 geneigten Mikroskop der Klemmring aufgesetzt 

 und dem daran befestigten Spiegel eine Neigung 

 von 221/4'^ zur Wagerechten gegeben, so er- 

 scheint im verdunkelten Raum — d. h. wenn 

 man sich eine Dunkelkammer herstellt, aus der 

 nur der untere Teil des Mikroskops herausragt — 

 aiif dem Tisch das projizierte Bild des Ob- 

 jektes (vgl. Fig. 14). Als Lichtquelle wird am 

 besten eine Liliputbogcnlampe verwendet. Die vollständige Vorrich- 

 tung wird von Leitz für 4000 M geliefert. Der Klemmring mit 

 Spiegel ist bei Leitz für 600 M (Katalog Nr. 46 D, Nr. 169) zu haben. 

 Weiter hat, um das Zeichnen mikroskopischer Objekte selbst bei 

 relativ hoher Vergrößerung zu erleichtern, Edinger einen Zeichen- 

 apparat konstruiert, der auch zu Projektions- und mikrophotographi- 

 schen Zwecken eingerichtet werden kann (Fig. 15). Das Bild des 



Fig. 12. Längsselinitt 



des Zeichenokulars von 



Leitz für aufrecht 



stehendes Mikroskop, 



mit Andeutung des 



Strahlenganges. 



