30 



Polavisationsapparat. Wärmeregulatoren. 



Polarisationsapparat. Für manche Untersuchungen 

 kann ein am Mikroskop anbringbarer Polarisationsapparat von großer 

 Bedeutung werden. Seine beiden Hauptbestandteile bilden zwei Nicol- 

 sche Prismen, der Polarisator und der Analysator. Jedes der beiden 

 Prismen ist in einer Hülse eingeschlossen. Bei kleinen Stativen wird 

 der Polarisator an Stelle der Blende in den Mantel der Zylinderblende 

 hineingeschoben; zur Benutzung an größeren Stativen mit dem Abbe- 

 schen Beleuchtungsapparat ist er aber mit einem teller- 

 förmigen Ansatz an der Fassung versehen, der es gestattet^ 

 ihn in den Diaphragmenträger des Beleuchtungsapparates 

 einzuhängen, wobei die gewöhnlichen Diaphragmen und 

 außerdem auch Gips- und Glimmerplättchen über dem 

 Prisma eingelegt werden können. Durch den Polarisator 

 wird das v^om Spiegel reflektierte gewöhnliche Licht 

 in gradlinig-polarisiertes verwandelt, d. h. seine Äther- 

 teilchen schwingen jetzt nur noch in einer Ebene und 

 jedes in derselben Richtung. Der Analysator wird auf das 

 Okular des Mikroskops aufgesetzt. Weniger empfehlens- 

 wert ist die Benutzung eines Analysatorokulars, welches 

 das Prisma zwischen seinen beiden Linsen eingeschlossen 

 enthält. Der Analysator kann mit einem Teilkreis ver- 

 sehen sein, über dem das Prisma sich drehen läßt; das 

 ermöglicht, den Grad der Drehung abzulesen. Die 

 NicoLschen Prismen, welche sich im Polarisator und 

 Analysator vorfinden, bestehen aus je zwei keilförmigen 

 Kalkspatstücken, die mit Kanadabalsam verbunden sind. 

 (Über die Anwendung des Polarisationsapparats vgl. 

 S. 114ff.) Von der Firma Zeiss sind Polarisatoren für die 

 mit Abbe sehen Beleuchtungsapparat versehenen, großen 

 und die mit veieinf achtem Beleuchtungsapparat ver- 

 sehenen, kleinen Stative zu beziehen. Erstere (Polarisator 

 I, Nr. 12 78 01) stellen sich auf 1440 M. Als Analysator 

 empfiehlt es sich, das Prazmowski sehe Prisma in Messing- 

 fassvmg zum Aufsetzen auf die Okulare zum Preise von 

 1440 M (Analysator I, Nr. 12 78 31) anzuwenden; 

 dasselbe mit Teilkreis (Analysator II, Nr. 12 78 32) 2000 M. Voll- 

 ständige Polarisationseinrichtungen werden von Zeiss für größere 

 Stative zu 3760 M (Pol. I und Anal. II, Nr. 12 78 81), bzw. ohne Teil- 

 kreis (Pol. I und Anal. I, Nr. 12 78 80) zu 3080 M geliefert. Dazu 

 eine Kollektion von 8 Gips- und Ghmmerplättchen Nr. 12 79 00 für 

 176 Mk. Für die meisten Untersuchungen genügt jedoch ein Gips- 

 plättchen Rot I, Nr. 12 79 Ol, Preis 40 M. Bei Seihert (Katalog 

 1915) stellt sich ein gut eingerichteter, großer Polarisationsapparat 

 mit 2 Teillvreisen auf 2400 M, ein einfacherer auf 1800 M. Kuch. Leüz 

 liefert Polarisationsapparate mit sämtlichen Zubehörteilen. 



Wärmereg ulatoren. Gilt es ein Objekt bei einer kon- 

 stanten höheren Temperatur zu untersuchen, so bedient man sich 

 besonderer Heizvorrichtungen^). Es sei zunächst der PFEiFPERsche 

 Heizschrank erwähnt {Zeiss Nr. 12 83 Ol — 12 83 05). Es ist das 



1) Vgl. auch'^Reg. IV, „Zimmer mit konstanter Temperatur nach Pfeffer". 

 Näheres bei W. Pfeffer, Ber. d. Deutsch, bot. Ges., Bd. XIII, 1895, S. 49. 



Fig. Ib. «kaia 

 des Stufenmi- 

 krometer-Oku- 

 lars von Leitz. 



