Heizbarer Objekttisch. 33 



tisch für 800 .M erhält lieh. Die 'rciiiiu rat uc (hcscs Ohjckttisches wird 

 durch Wasser von rci^uHcrharcr 'rciiiptiatiii-. in welchem der Objekt- 

 träger Hegt, bestimmt. Als Wasserbehälter {^) dient ein rechteckiger 

 Glaskasten von migefähr 110 mm Länge. 70 mm IJreite tmd 35 mm 

 Höhe, dessen l^oden in dem mittleren Teil beiderseits poliert ist. In 

 diesem Glastrog rnht, etwa 4 — 8 mm über der Bodenfläche, auf ein- 

 gelegten CJlasbänken der Objektträger {(>). Der (Jlaskasten wird etwa 

 zu •'/ä mit Was.ser angefüllt. Seine Erwärminig erfolgt vermittels 

 einer Kupferplatte (/c). die auf zwei 3 — 4 mm hohen J-lartgummi- 

 streifen (( . Fig. 18) ruht und durch Klammern {c, Fig. 18) am Objekt- 

 tisch befestigt ist. Die Ku})ferplatte ist in der Alitte durchbohrt, 

 nm diu Beleuchtung der Objekte vom Spiegel aus zu ernu)glichen. und 

 läuft in zwei seitliche Arme {k, Fig. 17 und 18) aus. Unter diesen 

 Armen befinden sich die beiden mit Glimmerzylindern imigebenen 

 Gasflammen (/, Fig. 17),'die durch einen empfindlichen STUicKKUschen 

 Regulator (/-), dessen rechtwinklig abgebogenes Quecksilbergefäß 

 horizontal im Wasser liegt, geregelt werden. Die Tempcratui- des 

 Wassers und des Objekts gibt das Thermometer [t) an. dessen Queck- 

 silbergefälJ sich neben dem Objektträger befindet. Bei längerer Ver- 

 suchsdauer empfiehlt es .'^ich, die Wasserverdampfung durch Bedecken 

 des Glaskastens mit einer aus zwei Hälften bestehenden und mit 

 entsprechenden Ausschnitten versehenen Glasplatte herabzusetzen. 

 Der Glaskasten ist frei verschiebbar, so daß auch das Präparat nach 

 Wunsch verschoben und durchmustert werden kann. Werden solche 

 Objekte beobachtet, die mit Wasser in Berührung kommen dürfen, 

 so genügt es. das Deckglas, welches sie deckt, mit Wacliströpfchen 

 auf dem Objektträger zu befestigen : handelt es sich um Objekte, die 

 vor dem Zutritt des umgebenden Wassers geschützt werden müssen, 

 so gilt es, Objektträger mit tuulin-chdringlichen Luftkammein anzu- 

 wenden, in welchen die Objekte in hängenden Tiopfen untersucht 

 werden. Solche Kammern können auch auf Gasdurchleittmg ein- 

 gerichtet sein. — Objektive für Wasserimmersion lassen sich unmittel- 

 bar zur Beobachtung verwenden, man versenkt sie einfach in das 

 Wasser des Glaskastens und stellt das Objekt ein. In solchen Fällen, 

 wo es mehr auf ein ausgedehntes Gesichtsfeld und große Sehtiefe, 

 als auf starke Vergrößerung ankommt, kamt ein von Zciss nach den 

 Angaben von H. HAHTiN(i ausgeführtes Objektiv, der ..Plaid^tonsucher". 

 benutzt werden^). Dieses hat eine vordere Brennweite von 33 mm, 

 Fokalab.stand von 36 mm und num. Apcrttn- von 0.11; Vergrößerung 

 mit den HuYC.HENSschen Okularen 1 bis 5: 25- bis 84-fach; Preis iid<l. 

 Kapsel 720 M. Handelt es sich um die Beobachtung mit Trocken - 

 Systemen, die in das Wasser versenkt werden müssen, so ist (wie in 

 Fig. 18 h) eine konische Hülse aus lackiertem ^Messingblech. Nickel 

 oder Glas über das Objektiv zu schieben tmd mit etwas Baumwolle 

 an ihm zu befestig(>n. Unten ist die>;e Hülse durch ein aufgekittetes 

 Deckglas verschlossen, das die Front linse des Objektivs direkt be- 

 rühren muß. Eine homogene Immersion ist nin- dann verwendbar, 

 wenn auf dem Deckglas des Objektträgers ein dünnwandiger Glas- 

 zylinder mit einem Kitt befestigt ist, den das Immersion.söl nicht an- 

 greift. Auch mit Trockensystemen läßt sich bei solcher Einrichtung 

 1) H. Karting. Zcitschr. f. wis.s. Mikrosk.. 1J<1. XV. isüs. S. I. 

 S trasbu rger-Koemicke, Botanisches rraktikum. 7..\ufl. 3 



