34 Heizbare Objekttische. 



arbeiten, die aber der erstgenannten darin nachsteht, daß die Tem- 

 peratur des Hängetropfens etwas unter der durch das Thermometer 

 angezeigten zurückbleibt. Freihch handelt es sich auch da, bei einer 

 Temperatur des Wassers im Glaskasten von 50^ C, um Temperaturen, 

 die nur 0,2 bis 0,4" C weniger betragen. Bei den anderen Einrich- 

 tungen bleibt die Wärmeableitung durch die Annäherung des Ob- 

 jektivs bei der schnellen Wärmezufuhr aus dem umspülenden Wasser 

 ohne Einfluß auf die Temperatur des Objekts. So läßt sich eine Tem- 

 peratur von 50" C während 12 Stunden und länger mit Schwankungen 

 von ± 1° C erhalten, wenn dafür gesorgt wird, daß die Temperatur 

 des Zimmers gleichzeitig nicht über 2^ C schwankt. — Natürlich kann 

 mit diesem Apparat auch der Einfluß rascher Temperaturänderungen 

 verfolgt werden, durch stärkeres Erhitzen 



ßoder Abkühlen der Kupferplatte oder durch 

 direkte Zufuhr von heißerem oder kälterem 

 Wasser bzw. auch von Eis in das Glasgefäß. 

 — Eine praktische, regulierbare Vorrichtung 

 für den heizbaren Objekttisch führte R. 

 Keaus^) ein. Sie besitzt den großen Vorteil, 

 daß eine erwärmte Wasserquelle konstant 

 tagelang den Tisch mit warmem Wasser 

 i versorgen kann. R. Kraus 2) konstruierte 

 ^ L M%j) ebenfalls einen durch elektrischen Strom 

 '*'***«>iiÜ„^^- heizbaren Objekttisch. Dieser stellt einen 

 hohlen Kasten mit Lichtöffnung dar, der 

 Fig. 19 Heizb.il ei ubjeki- mit Paraffiuöl gefüllt ist. In ihm liegt 

 tisch nach STRICKER. zirkulär eine Silberspirale. Diese wird 



durch den Strom erwärmt und gibt ihre 

 Wärme an das umgebende Paraffinöl ab. Ferner befindet sich in 

 dem Kasten das elektrische, einstellbare Kontaktthermometer, wel- 

 ches durch sein Steigen bei erfolgtem Kontakt den Strom eines Relais 

 schließt, wobei durch Anziehen eines Ankers der Hauptstrom unter- 

 brochen wird und damit die Temperatur im Paraffinölbad sinkt. 

 Die Einstellung auf eine gewünschte Temperatur erhält man dadurch, 

 daß man den Haupt ström bis zum Erreichen dieser Temperatur durch - 

 leitet. Durch Drehen der Regulierschraube des Kontaktthermometers 

 wird dann der Kontakt hergestellt. Dies wird durch einen klappenden 

 Ton vom Relais angezeigt. Je nachdem man die Schraube vor- oder 

 rückwärts dreht, kann man höhere und niedrigere Temperaturen er- 

 halten. 



Heizbare Objekttische nach M. Schultze, nach Pfeiffer und nach 

 Stricker können bei Leitz^) bezogen werden. Der Stricker sehe heiz- 

 bare Objekttisch, den Fig. 19 wiedergibt, besteht aus einer flachen 

 Metallkammer, durch die warmes Wasser geleitet wird; er kann an 

 Stativen mit viereckigem Tisch angeschraubt werden. 



Hat man die Absicht, Präparate in Kälte zu untersuchen, so be- 

 dient man sich des Gefrierapparats, den Reichert (Nr. 186) 



1) Zentralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk., Abt. I, Bd. XXXII, 1902, S. 467. 



2) Ebenda, Bd. XXIII, 1898, S. 16 und Zeitschr. f. wiss. Mikrosk., Bd. XV, 

 1898, S. 64. 



3) Vgl. den Katalog f. mikrosk. Nebenapparate, Nr. 45 D von E. Leite -Wetzlar. 



