Gofri.-nipparat am Mikroskop. ArlM'itsti.«li. 35 



nach den Aiif^ahcti \ oii MoiJscii') kons! niicit lial . iiiid der es gestaltet, 

 die Objekte hei einer Kälte bis zu H»" luilef dein .Mikr()sk(j}) zn l)e- 

 obaeliten. Dieser Apparat bestellt der- Hauptsache nach aus einem 

 Gofrierkasten, der mit Eis })esehiekt wird nnd (k-r einen mit Lieht - 

 Schacht versehenen BehäHer hesit/.t. in welchen das zu benutzende 

 Mikroskop bis zur lltilie der Mikr<)meterschrau})e eingesetzt wird. 

 Durch ])esondere Einiichtungen kann der Mikroskopspiegel, auf wel- 

 chen das durch den J^ichtschacht fallende Licht trifft, inul der Ob- 

 jekttisch von außen bewegt werden. Treis lU-s Oefrierkastens H220 M, 

 des ^Mikroskops, Stativ IV. mit den Objektiven ',i und 7a, den Oku- 

 laren II und IV und den e])en angegebeiien Einrichtungen 12 (»40 M. — 

 Einen piaktisch cingiiichteten Kälteobjekttisch liefert u. a. auch 

 E. Zimmcrmanti-ljvipyÄg. nach den Angaben von Schafknit'^) zum 

 Preise von 1600 ]M. Er besteht aus einem Metallkästchen von etwa 

 90 X 90 X 25 mm und wird mittels zweier Klemmen am Objekttisch 

 des Mikroskop;^ befestigt. Ein Schicberdeckel aus Glas, der in der 

 Mitte eine Öffnung zur Einfühnnig des Objektivs besitzt, schließt das 

 Kä.stchen nach ol^en ab. In den Seitenwänden befinden sich Schlitze, 

 durch die der Objektträger geschoben und von zwei Dnickfedern an 

 seiner Stelle gehalten wird. Die Kälteerzeugung geschieht durch 

 Kohlensäure. Diese gelangt aus einer Kohlcnsäinef lasche durch ein 

 an der seitlichen Wand des Kästchens angebrachtes, geriffeltes Ansatz- 

 rohr, das mittels eines starken Schlauches mit der Kohlensäureflasche 

 in Ver])indung steht, in das Kästchen. Zum Absticimen der Kohlen- 

 säure sind in den Seitenwänden einige runde Öffnungen vorgesehen. 

 An der Vorderseite des Kästchens befindet sich noch eine Öffnung mit 

 Rohransatz, in die ein Thermometer so eingeschoben werden kann, 

 daß seine Quccksilberkugcl in immittelbare Nähe des Objektträgers 

 gerät. Auf dem Boden der Kältekannner sind zwei Uhrschälchen zur 

 Aufnahme von Äther angebracht sowie eine durch Glasscheibe ver- 

 schlossene Öffnung zur Beleuchtung des Objekts. Li Phallen, in denen 

 mit stärkeren AVrgrößerungen gearbeitet werden soll, empfiehlt sich 

 die Einschaltung eines Kondensors. So können mikroskopische Ob- 

 jekte bei den verschiedensten Kältegraden beobachtet werden ; Tem- 

 peraturen niedriger als — 30" lassen sich leicht erzielen. Bei Bestellung 

 sind die Maße des Mikroskoptisches anzugeben. 



Arbeitstisch. Jeder feststehende Arbeitstisch kann zum 

 Mikroskopieren benutzt werden, doch soll darauf geachtet werden, 

 daß er nicht zu klein ist. Seine Oberfläche darf nicht glänzen: man 

 läßt sie am besten dunkel beizen. Nach Form und ?]inrichtung sehr 

 em])fehlenswert ist der neue Mikroskopiertisch, den /:. Zimmcnnanu- 

 L-ipzig nach den Angaben von M. \\'oli-k3) zum Preise von I2(K> M 

 (Preisliste von I «M 1 ) anfertigt. Purist KM» cm lang und r)Ocml)ivit. Seine 

 schwarz gebeizte Platte hat einen ringsum laufenden. 1 cm überstehenden 

 Hand sow ie etwas rechts von der .Mitt(« (>inen mit Deckel verschlossenen, 

 runden Au.sschnitt von LI cm Durchmesser. Danmter hängt in Falzen 



') H. MOUSCH. Unter.-<uoliunn<n uli<<r das l']rfritT.ii der l'flaii/..ii. l.s'.iT, u. (>sti«rr. 

 niciiiikor-ZpituiiK, IS^S. N'r. ti. 



») E. SCFIAKKMT, ^rilt.>il.<l. Kiiis. Willi. -Inst. f. LnndwirlsHi. in Uronilxiv. H.l III. 

 iniO II. Z<'itsolir. f. wiss. Mikroj-k., H<1. XXVIII. lull, S. 4r.. 



=•) M. Wei.FK. Z.itschr. f. wiss. .Mikn.sk.. Hd. .\X\I. I<t(i!t, S. 1(>(». 



8* 



