38 Taramessche Mikroskopierlampe. 



Schrauben (S) kann diese Platte mitsamt der Fassung etwas gehoben 

 und seitUch bewegt werden, was beim Auswechsehi des Lämpchens 

 von Vorteil ist. Der vorspringende Teil an der Vorderseite {v) des Ge- 

 stells, in den von oben herab Glasplatten eingeschoben werden können, 

 wird zwischen Fuß und Tisch des Mikroskops gebracht. Für den Ge- 

 brauch schiebt man zunächst, und zwar an der dem Mikroskop zuge- 

 wandten Seite, eine Mattglasplatte ein, die stets gebraucht wird, da- 

 hinter je nach Bedarf ein, zwei oder drei blaue Gläser (g). Die vom 

 Mikroskop abgewendete, in der Figur nach vorn gerichtete Seite wird 

 zur Ausschaltung des Lichts der Umgebung durch eine geschwärzte 



Fig. 22. Elektrische Mikroskopierlampe nach T. TamMES. 

 Erklärung der Buchstaben im Text. Ca. ^/., nat. Gr. 



Kupferwand {W in der Fig. 22, zum besseren Verständnis der Ein- 

 richtung abgenommen und an die Seite gestellt) verschlossen. Bei 

 kleineren Mikroskopen ist es notwendig, den Beleuchtungsapparat 

 derart zu drehen, daß der Griff der Irisblende frei bleibt. Der Spiegel 

 des Mila^oskops wird fast vertikal gestellt. Für 500 — 600 fache Ver- 

 größerung genügt eine Lampe von 5 Kerzen. Mit einer solchen von 

 10 Kerzen und großem Spiegel mit Beleuchtungsapparat kann man 

 selbst bei Anwendung von Immersionssystemen sehr gut arbeiten. Die 

 Lampen werden nach Wunsch für 110 oder auch 220 Volt angefertigt. 

 Man erhält bei richtiger Wahl der blauen Scheiben ein besonders 

 weißes Licht, das dann am meisten ausgenutzt wird, wenn man die 

 Lampe so in der Fassung befestigt, daß die Fläche des Kohlenfadens 

 senkrecht zum Beobachter steht. Derartige Beleuchtungsanlagen 

 werden von der A^. V.^/h. P. J. Kipp u. Zonen-T>e\it geliefert und 

 kosten 16,50 holl. fl. — Ganz ähnlich ist die von E. Giltay^) emp- 

 fohlene Einrichtung, bei der eine durch ein kleines Stativ in ihrer Lage 

 gehaltene Osramlampe für 4 Volt Spannung an die Stelle des Mikro- 

 skopspiegels gebracht wird. Die Vergrößerung der Lichtquelle bzw. 



, 1) Zeitschr. f. wiss. Mikrosk., Bd. XXV, 1908, S. 166. 



