Fiirbif^es Licht. BL'we;,'liche Objekttische. 39 



die Zerstreuung des Lichtes, das ohne weiteres nicht zu verwenden 

 ist, geschielit diwcli Mattghis, luid zwar am besten dadurch, (hiß man 

 (his Ghis der Lampe an der nacli oben gewendeten Seite matt ma(;hen 

 läßt und ferner noch ein Mattscheibenj)lättchen auf das Diapinagnia 

 im Mikroskoptisch legt. — Die Ik'leuchtung mit den geschilderten 

 Einrichtungen ist so ausgezeichnet und infolge ihrer Gleichmäßigkeit 

 für das Auge so angenehm, dabei so wenig ermüdend, daß sie, nament- 

 licii beim Arbeiten mit starken Vergrcißerungen, dem Tageslicht fast 

 vorzuziehen ist. Auch des Abends kann man sie Ix-nutzen, nuiß aber 

 dann gleichzeitig für eine entsprechende Beleuchtung des Zimmers 

 soigcn, weil der Gegensatz zwischen dem hellen CJcsichtsfeld des 

 Mikioskops und einer dunklen Umgebung die Augen angreift. 



Um in gefärbten Präparaten die mikroskopischen Bilder schärfer 

 hervortreten zu lassen, schaltet man zweckmäßig farbige Gläser 

 oder G e 1 a t i n e p a p i e r s c h e i b e n zwischen Sj)iegel und K(jn- 

 densor ein, bzw. legt sie der Irisblende auf. In der Ri'gel erhält man 

 die schärfsten Bilder, wenn man als Farbe der Plättchen die zu der des 

 Präparates komplementäre wäldt. So nimmt man bei Safran in -Prä- 

 paraten am besten grün; die Farbe des Präparates erscheint dami fast 

 schwarz und das Bild älmlich scharf, wie nach Eisen-Hämatoxylin- 

 Färbung. Bei Mctiiylcnblau-Präparaten empfehlen sich rot, gelb, 

 orange. Nach einigem Ausprobieren zeigt es sich, daß man auch mit 

 anderen Farben günstige Resultate erzielen kann^). 



Bewegliche O b j e k 1 1 i s c h e. Es ist oft sehr erwünscht, 

 Präparate, die zahlreiche kleine Objekte oder Strukturen aufweisen, 

 methodisch durchmustern zu können. J)azu dienen dem Tische des 

 Mikroskopstativs aufsetzbare bewegliche Objekttische, die auch Kreuz- 

 tische genannt werden. Sie sind vornehmlich nach dem Prinzip ge- 

 baut, das C Re icher t-\N\en ausgebildet hat. Durch die Schrauben- 

 köjjfe b, h' und c läßt sich ein Objektträger, den man zwischen die 

 beiden Arme a und a' faßte, in zwei zueinander senkrechten Richtungen 

 fortrücken. Die Vor- imd Rückwärtsbewegung wird mit der rechten 

 Hand vermittels des Schrauben köpf es c, die Querbewegiuig mit der 

 rechten oder linken Hand an den Schraubenköpfen b oder b' ausgeführt. 

 Die Triebstange d und das Queistück e c vermitteln diese Bewegung. 

 Da dieser bewegliclie Objekt tisch niit zwei Skalen / uiul /' versehen 

 ist, so kann durch Ablesen und Notieren einer jeweiligen Stellung 

 auch ein bestimmter Punkt im Piäparat wiedergefunden werden, 

 somit dieser Objekttisch auch als ..Findei" dieni'n. Freilich gelingt 

 dies ])ei sehr kleinen Objekten mit voller Siclu-rheit nur, werni der 

 bewegliche Objekttisch mit dem Objekttisch des Stativs verbunden 

 l)lieb. nicht, weini man ihn abnahm und wieder aufsetzte: doch soll 

 die Skala /", welche die Stellung des Armes a angil)t. dazu 

 dienen, die frühere Lage auf dem Objekttisch des Stativs auch beim 

 W'iederaufsetzen des beweglichen Objektti.sches aufzufinden. Dazu 

 verhilft auch das Grübchen, das die Fi.xierungsschraube / bei stär- 

 kei'em Anziehen in der Säule des Stativs bildet. Dieser ])ewegliche 

 Objekttisch gestattet es, den 01)jektträger seitlich um aimähernd 

 25 mm zu bewegen; von vorn nach hinten verfügt man über ca. 28 jnm, 

 docli gehen von dieser Strecke einige Millimi-ter verloren, falls man mit 



') Nacli S. Tsi'Nh;n. Mmic-h. im.hI. Woc-h.-nsi-hr., L. Jalir^'., l'.KCl, S. 327. 



