40 



Bewegliche Objekttische. Zentrieiglas. 



Objektiven arbeitet, die früher schon gegen das Querstück e e' anstoßen. 

 Präparate, deren Größe sich innerhalb der genannten Grenzen hält, 

 können ganz durchmustert werden; für diese leistet der Reichert- 

 sche Objekttisch sehr gute Dienste. Der bewegliche Objektführer 

 (Nr. 105 des Reichert suchen Kataloges) ist an allen mittleren Stativen, 

 deren Tische eine Dicke von 7 — 20 mm und eine Größe von 80—130 mm 

 (rund oder viereckig) besitzen, zu verwenden. Die Bewegung beträgt 

 50 mm seitlicher Richtung und 30 mm in der Richtung von vorne 

 nach hinten. Beide Bewegungen sind mittels Zahn und Trieb aus- 

 führbar und gestatten eine Ablesung von 0,1 mm. Der Preis beträgt 



2680 M. Für umfang- 

 reichere Präparate 

 sind bewegliche Ob- 

 jekttische notwendig, 

 die über größere 

 Strecken geführt 

 werden können. Bei 

 dem beweglichen Ob- 

 jekttisch von Zeiss 

 (Nr. 12 08 00, Preis 

 3400 M, Behälter 

 200 M), beträgt die 

 seitliche Bewegung 

 50 mm, die von vorn 

 nach hinten 30 mm. 

 — Für die großen 

 Stative konstruieren 

 Reichert und Zeiss 

 größere bewegliche 

 Objekttische, welche 

 an Stelle der Hart- 

 gummi- und Metall- 

 tische am Stativ anzubringen sind und um die optische Achse des In- 

 strumentes gedreht werden können. Bei Reichert wie bei Ze/ss werden 

 diese Objekttische (Nr, 100 des Reicher t^chen, Nr. 12 06 80 des Z£^/ss sehen 

 Katalogs) mit 4000 M berechnet. Die Konstruktion dieser beweglichen 

 Objekttische ist im Prinzip jener der kleineren ähnlich. Der große Kreuz- 

 tisch von Zeiss läßt sich in Verbindung mit einer Zentriervorrichtung an 

 den Stativen I und B anbringen. Die Verschiebungen der Präparate, die 

 mit dem Tisch auszuführen sind, können an zwei Millimeterskalen mittels 

 der Nonien I mid III (vgl. Fig. 24) abgelesen werden. Wenn man nun 

 vor der Beobachtung den Tisch genau zentriert und sodann die für 

 bestimmte Präparatstellen gemachten Ablesungen notiert, so ist man 

 später jederzeit in der Lage, die betreffenden Stellen wieder aufzu- 

 finden. Bedingung hierfür ist nur, daß der Tisch vorher stets wieder 

 genau zentriert wird. Um diese Zentrierung rasch und sicher zu er- 

 möglichen, ist noch eine dritte Skala mit dem Nonius II (vgl. Fig. 24) 

 angebracht und wird jedem großen Kreuztisch, der an einem Stativ 

 I, III, B oder IV verwendet wird, ein sog. Zentrierglas (Ob- 

 jektträger mit Diamantstrichkreuz) beigegeben. Auf seiner Etikette 

 werden die Stellungen für die Nullpunkte der drei Nonien I, II, III 



Fig. 23. Beweglicher Objekttisch von C. Reichert, 

 Va nat. Größe. Erklärimg der Biichstaben im Text. 



