50 



Minotsches Mikrotom. Schautelmikrotome. 



die zuvor eingestellte Strecke nach vorn. Das Schnittband hängt 

 frei herab, oder kann vermittels einer besonderen Bandführung fort- 

 bewegt werden. Dieses Mikrotom stellen u. a. Leitz -Wetzlar und 

 Bausch & Lomö-Rochester her. Ein auf gleichem Prinzip beruhendes 

 Mikrotom 1) ist von Zimmermami-Leiipzig für 7600 M zu beziehen. 



Auf Veranlassung von M. Wolfp^) fertigt E. Zimmermann nocb 

 ein ähnliches, aber einfacher gebautes, kleines, leichtes Mikrotom (Nr. 21) 

 an, das selbst für die feinsten histologischen Arbeiten als Paraffin- und 

 Gefriermikrotom vollkommen ausreicht. Es kostet gebrauchsfertig (mit 

 Messer) für die Paraffinmethode ausgerüstet, in einem nach Art der Mikro- 



Fig. 34. Das ÄlmOTsche Mikrotom. Erklärung der Buchstaben im Text. 



skopkasten mit Tragbügel versehenem Schränkchen 3600 M, mit Chloräthyl- 

 gefrierkammer und einer Flasche Chloräthyl, also für Paraffin- und Gefrier- 

 methode ausgerüstet, 4000 M. Es wird mit einer Klemme an den Tisch 

 geschraubt. Mit ihm lassen sich Serien von 5, 10, 15, 20, 25 und 30 j^i 

 dicken und 3x2,5 cm großen Schnitten herstellen. Die Maße des Schränk- 

 chens, in dem das Mikrotom nach Abnehmen der Kurbel durch die 

 Tischklemme befestigt werden kann, und das die gesamte Ausrüstung 

 aufzunehmen vermag, betragen 18x19x18 cm. Da zudem das Netto- 

 gewicht des Instruments trotz seiner außerordentlich kräftigen Konstruktion 

 mit vollkommener Ausrüstung inkl. Schränkchen nur ca. ö^/g kg beträgt^ 

 so ist es als Reisemikrotom sehr zu empfehlen. 



In England sind die Schaukelmikrotome „Cambridge rocking 

 microtomes" vielfach im Gebrauch. Ein nach Angabe der zoologischen 

 Station in Neapel verbessertes Modell liefert /wMg-Heidelberg (Preis- 

 verzeichnis Nr. 131) für 6210 M. Ein Messer zu diesem Mikrotom 



*) Beschreibung dieses Mikrotoms wird vom Verfertiger auf Wunsch eingesandt 

 3) Zeitschr. f. wiss. Mikrosk., Bd. XXVI, 1909, S. 84 ff . 



