Schiivikcliiiikrotoiiio. Größero Mikrotome. (icfViciiiiiparat. 51 



kostot 3()S M. ein l<]tui für drei >rc'ss('r 115 M. Das Instniment ist fest 

 und sicluT gebaut und liefert trotz seines verhältnismäßig ni((liigen 

 Preises seJuine Schnittserien. Ein Nachteil, der für die nuistcn histo- 

 logischen Objekte" aber weniger in liitracht kommt, ist ])ei diesem 

 Instrument dadurch gegel)en. daß es Schnitte liefert, die nicht eine 

 plane Ebene, sondern Teile eines Zylindermantels darstellen. 



In Frankreich verwendet man vielfach ein von Stiassnie- 

 Paris als ,, Grand microtome automatique du Prof. Radais" bezeich- 

 netes Mikrotom, das mit 400 Fr berechnet wiid. Ein metallener, 

 hufeisenförmiger Schlitten, der das Messer trägt und an einer dreh- 

 baren Achse fixiert ist, wird mit einer Handhal)e. (juer zum \'erlauf 

 <ler beiden Schenkel des Hufeisens, auf einer polierten CJlasbahn und 

 einem begrenzten Absclinitt des Kreis})ogens hin und lier bewegt. 

 Zwi.schen den beiden Schenkeln des Hufei.sens befindet sich der Ob- 

 jekthalter, der automatisch, entsprechend einer zuvor an der Mikro- 

 meterschraube erfolgten Einstellung, für jeden folgenden Schnitt um 

 einen bestimmten Wert gehoben wirel. Das Messer läßt sich nach 

 Wunsch orientieren, jedes Rasiermesser mit gerader Schneide ver- 

 wenden. 



Endlich wäre von größeren Mikrotomen noch das von Vinassa') 

 zu nennen, das von Büchi-}ivrn hergestellt wird. Es ist zum Schnei - 

 elen harter Objekte, Hölzer, Rinden geeignet. 



Man kann an allen elen beschriebenen größeren Mikrotomen einen 

 Gefrierapparat anbringen, der verschiedentlich beim Schneiden 

 zarter pflanzlicher Objekte wie Algen, Pilze unel auch beim Studium 

 der Plasmodesmen mit Vorteil benutzt wurde-). Er wird an Stelle 

 der 0})jektklammer eingesetzt und besteht im allgemeinen aus einem 

 hohlen Metallkästchen mit .seitlichen Öffnungen. Eine Filzplatte dient 

 dazu, diesen Apparat an der Ansatzstelle zu isolieren. Gegen seine 

 Außenplatte wirkt von unten eler Kegel eines duich (iummiblasebalg 

 getriebenen Ätherzerstäubungsapparats. Der Preis einer solchen Ge- 

 friervorrichtung beträgt 920 bis 1380 M. Bei einem anderen .ModelP) 

 wirel der Äther in der Kannner, auf welcher das ()l)jekt ein- 

 frieren soll, elurch eine Saugvorrichtung zur Verdun.stung gebracht. 

 Weiter werelen u. a. von Jioig auch Gefrierkammem für flüssige 

 Kohlensäure zum Preise von 1472 M unel wegen des billigen Arbeitens 

 mit ihnen besonelers empfehlenswerte von Z/;;n;/t';-;»rtn;/-Leipzig nach 

 den Angaben von M. Wolif ') für Athylcliloiid zum Preise von 'Mn) 

 bis 480 M hergestellt. 



Außer elen genannten komplizierten sinel auch von verschiedenen 

 Firmen einfache Mikrotome hergestellt worelen. elie den meisten An- 

 fordenmgen der ^nkrotomte^chnik genügen, mit denen sich auch 

 frische Ge'genstänele schneiden lassen. Sie sind namentlich Anfängern 

 zu empfehlen. So liefert /»«^-Heidelberg ein Studenten- 

 m i k r o t o m AB (vgl. Fig. 35). das aus einem mittels Knebelschraube 

 an die Tischplatte zu befestigenden Gestell b(>steht. .'u dem sich zwi- 



') VkI. Vinassa. Z.itsohr. f. wiss. .Mikrosk.. M.l. IX. ISST. S. 2<.tr). 

 ») V^l. u. n. K. ."Sr. FreE-Manx. Scionro, N. S. X.W. 1»()7. S. 747 ff. 

 ') Vgl. A. Nou-, Z.-itschr. f. wi^s. Mikrc-^k.. J^d. XVIII. l!Hll. S. 141. 

 >) Zeitschr. f. wis.s. Mikrosk.. H.l. XXV. 1<.K)S. S 174 viiul H.i. XXVI. litOO. S. W. 



i* 



