56 Schleifen der Mikrotommesser. 



bleiben muß, um dessen Poren offen zu halten. Die Messer sind zu- 

 nächst an der konkaven »Seite so lange zu schärfen, bis sich an der 

 Schneide ein feiner ,, Faden" gebildet hat, den man beim leichten Hin- 

 ziehen des Messers über den Fingernagel bemerkt. Der ,, Faden" muß 

 an der ganzen Schneide vorhanden sein. Dann läßt man das Messer 

 ohne Druck, und zwar mit der Schneide nach vorn über den Stein 

 gleiten, so wie es in Fig. 38 zu sehen ist. Es ist deshalb notwendig, 

 den ,, Faden" an der oberen konkaven Seite des Messers herzustellen, 

 damit der Abzug an der unteren planen Seite stets schwach bleibe. 

 Ein Messer, an welchem man auch an der oberen Seite eine starke 

 Schneidenfacette herstellt, ist nicht zu brauchen und muß wieder 

 plan geschliffen werden. Ist eine hinreichende Schärfe erlangt, so be- 

 dient man sich eines Streichriemens 8165 oder 8166, je nach der Länge 

 des Messers. Der Preis stellt sich auf ca. 135 bis 175 M. Dann wischt 

 man es vorsichtig mit alter Leinwand ab, die man zwischen Daumen 

 und Zeigefinger faltet, um die Schneide des Messers nicht zu berühren 

 und zieht es nochmals in der in Fig. 39 dargestellten Art leicht über den 

 Streichriemen. Das Messer muß jetzt ein Haar frei durchschneiden 

 können. Nun wischt man es mit einem weichen Rehleder ab. 



Von J. W. Moll wird die Benutzung von Platten aus Spiegel- 

 glas zum Schleifen der Mikrotommesser besonders empfohlen^). Als 

 Schleifmittel dienen Wiener Kalk, Schmirgel und Eisenoxyd oder 

 Diamantine. Moll rät, das Abziehen des Messers unmittelbar vor der 

 Anfertigung der Schnitte vorzunehmen, da ein Messer, das auch nur 

 einen Tag vorher abgezogen wurde, von seiner Schärfe bereits einge- 

 büßt hat. Durch Abziehen auf Streichriemen sollen die Messer untaug- 

 lich werden. — Auch J. Lendvai^) empfiehlt zum Schleifen der Mikro- 

 tommesser Spiegelglasplatten, und zwar drei Stück, von denen die eine 

 nur zum Schleifen mit Schmirgel, die zweite mit Wiener Kalk und 

 die dritte mit Eisenoxyd oder Diamantine verwendet wird. Diese 

 Platten werden in einem hölzernen Block aufbewahrt, der drei für sie 

 bestimmte, mit Tuch ausgefütterte Spalten besitzt. Zum Gebrauch 

 werden sie aus dem Block herausgenommen und nacheinander auf 

 der oberen Fläche des Blocks mit Schrauben befestigt. Eine solche 

 Einrichtung ist von Reichert-Wien zum Preise von 1680 M zu beziehen. 



Für das Schneiden ganz harter Gegenstände, wie Rinden und 

 dergl., läßt; Vinassa die Messer seines zuvor erwähnten Mikrotoms 

 nach Art eines Hobeleisens schleifen. An dem beiderseits planen 

 Messer wird eine steil aufsteigende Schneidenfacette nur an der oberen 

 Seite hergestellt. 



Neuerdings sind verschiedentlich zum Schneiden aus freier Hand und 

 am Mikrotom auch die Messer bestimmter Sicherheits- Rasierapparate 

 empfohlen worden^), jene dünnen, rechteckigen Stahlblättchen, deren 

 parallel verlaufende Längsseiten zu Schneiden geschliffen sind. Sie werden 

 mittels Schrauben zwischen handliche Stahlblöcke oder sonstige Halter ein- 

 gespannt; es soll sich gut mit ihnen arbeiten lassen. 



1) In Zeitschr. f. wiss. Mikrosk., Bd. IX, 1892, S. 457 ff. Vgl. auch die Angaben 

 von L. W. SSOBOLEW, ebenda, Bd. XXVI, 1909, S. 65 ff . 



2) Ebenda, Bd. XXVI, 1909, S. 203 ff. 



3) B. H. Bentley, Ann. of Bot., Bd. XXV, 1911, S. 273 und C. J. Chamber- 

 LAIN, Bot. Gaz., Bd. LI, 1911, S; 298; ferner Derselbe, Methods in Plant Histology, 

 3. Aufl., Chicago, 1915, S. 9 ff . 



