randlineinbettuii" im Vakuum. 



73 



In den Fällen, wo es besonders darauf ankommt, daß der vor der 

 Überführung in reines Paraffin verwendete, flüchtige Durchdringungsstoff 

 (Chloroform, Xylol usw.) aus dem Paraftin vollständig verschwindet, ferner 

 jede Blasenbildung ausgeschlossen ist, somit eine für das Schneiden be- 

 sonders günstige homogene Konsistenz des Paraffins erlangt wird, ist es 

 von Vorteil, die Paraffineinbettung im Vakuum^) vorzunehmen. Dazu 

 gebraucht man die verschiedentlich angegebenen Thermostaten, in welchen 

 ein Evakuierungsgefäß eingelassen ist. Ein solcher Apparat wird z. B. von 

 der mechanischen Werkstätte von Giid. Eger -GraiZ angefertigt. Dieser 

 EuHEMANNSche „Universal-Paraffineinbettungsthermostat-' besteht im wesent- 

 lichen aus 2 Teilen: dem eigentlichen Wärmekasten aus Kupfer und dem 

 oben eingesetzten, gläsernen 

 Luftverdünnungsgefäß. Dieses 

 hat einen auf den nach außen 

 vorspringenden Rand auf- 

 geschliffenen Glasdeckel, der 

 nach oben gewölbt ist und 

 zwei tubusartige Ansätze trägt. 

 Diese dienen zur Aufnahme 

 des Thermometers, das in 

 einen durchbohrten Gummi- 

 stopfen luftdicht eingesetzt 

 ist, und des Evakuierungs- 

 ansatzes, welcher zwei seit- 

 liche, mit Gashähnenverschließ- 

 bare, für das Anbringen der 

 Luftpumpe und die Luftzu- 

 leitung bestimmte Rohransätze 

 trägt und nach oben in ein 



geschlossenes Quecksilber- 

 manometer übergeht. Durch 

 Linoleum kann der Einsatz 

 bedeckt werden. Bei einer 



solchen Einrichtung ist 

 dauernd eine leichte Kontrolle der im Innern des Gefäßes stattfindenden Vor- 

 gänge ermöglicht, ohne daß die Temperatur durch die Herausnahme des Gefäßes 

 sich ändern würde oder die Evakuierung unterbrochen werden müßte. Im 

 unteren Teil des Thermostaten befindet sich ein Hohlraum, der von außen 

 durch Doppeltüren zugänglich ist und die Anwendung des Apparats auch 

 für alle anderen Paraffineinbettungs-Methoden gestattet. Die Einbettung 

 im Vakuum nimmt man folgendermaßen vor: Nachdem die Objekte aus 

 dem Alk. abs. in Xylol o. ä. übertragen worden sind, werden sie vor- 

 gewärmt, indem sie auf den Deckel des Apparates gestellt werden, und so 

 auf ungefähr 40" C gebracht. Hierauf hebt man den ganzen Glaseinsatz 

 an einem Tubus heraus, was deshalb ohne Gefahr möglich ist, da als 



Dichtungsmittel sehr zähes, gewöhnliches Lanolin benutzt ist, das bei einer 

 Temperatur von 58— 60"C, wie sie in dem Apparat vorhanden ist, nicht 



schmilzt. Nach Abheben des Deckels werden die Objekte in das Paraffin 

 übertragen, das in kleinen Dosen im Einsatzgefäß immer bereit steht. Man 



verschließt nun das Einsatzgefäß, schließt ferner den Luftzuleitungshahn 

 " Mikrosk. 



Fig. 46. Trockenofen mit elektrischer Heizvor- 

 richtung als Paraff ineinbettimgsapparat . 



») F. Fuhrmann, Zeitschr. f. 



Bd. XXT, 1904, S. 462 



