90 



Mikrophotographie. 



Gesicht slo-eis in die Mitte kommt. Jetzt stellt man mit der 

 Mikrometerschraube das Präparat ein und ersetzt, wenn dies ge- 

 schehen, die Mattscheibe durch eine durchsichtige Glasplatte, die 

 Einstellscheibe. Diese Glasplatte wird mit der Seite, in welche ein 

 Kreuz eingeritzt ist, nach unten gekehrt. Auf dieses Kreuz muß eine 

 besonders für diesen Zweck beigegebene Lupe scharf eingestellt wer- 

 den, wobei man das Auge möglichst der Lupe nähert. Jetzt be- 

 trachtet man mit dieser Lupe auch das Bild des Objekts und sucht 



Fig. 55. Kleiner niilirophotographischer Apparat IV von Leitz samt Mikroskop. 

 Links Kassetten, rechts Lilijautbogenlampe. 



mit der Mikrometerschraube eine möglichst scharfe Zeichnung da- 

 von zu erlangen. Es empfiehlt sich hierauf, den ganzen Apparat et- 

 wa eine Viertelstunde ruhen zu lassen, und sich dann zu überzeugen, 

 ob die Schärfe des Bildes dieselbe blieb. Hierauf ersetzt man die 

 Einstellscheibe durch die Kassette, in welcher die Gelatine -Trocken - 

 Platte mit der matt erscheinenden, empfindlichen Seite nach unten 

 liegen muß. Dann stellt man einen undurchsichtigen Gegenstand 

 vor den Mikroskopspiegel, zieht den Schieber der Kassette heraus^, 

 entfernt den undurchsichtigen Gegenstand und exponiert. Die Dauer 

 der Exposition hängt von der Lichtquelle und von der angewandten 

 Vergrößerung ab. Bei Anwendung von Gasglühlicht hat sie etwa 

 zehnmal so lange, wie bei dem durch die Mattscheibe zerstreuten 

 Sonnenlicht zu dauern. Mit Apochromaten und periplanatischen 

 Okularen erhält man auch bei weißem Licht vollkommene Bilder. 

 Wendet man dabei Gasglühlicht an, so empfiehlt es sich, das S. 36 

 erwähnte, und zwar mit reinem Wasser gefüllte Glaskölbchen zwischen 



