92 Mikrophotograpliie. 



jekte geben^). Die zur Mikrophotographie mit ukra violettem Licht 

 nötigen Einrichtungen können mit zugehörigem Prospekt von der 

 Firma Ze/ss-Jena bezogen werden. Das vollkommenste Bild wird 

 erzielt werden, wenn das Licht geringerer Wellenlänge allein auf die 

 photographische Platte einwirkt. Tingierte Präparate, welche ortho- 

 chromatische Platten verlangen, werden somit für das Studium jener 

 feinsten Strukturen nicht zu brauchen sein, ebensowenig wie Photo - 

 gram ne, bei deren Herstellung grüne oder gelbe Lichtfilter zur An- 

 wendung kamen. — Man kann den Leitzschen Apparat auch benutzen, 

 um größere, körperliche Gegenstände, bis zu einer Aus- 

 dehnung von 50 mm, bei auffallendem Licht, in 1- bis Sfacher Ver- 

 größerung aufzunehmen. Das Mikrosummar von 64 mm Brennweite 

 (Preis 3200 M), das sich am besten für diese Aufnahmen eignet, wird 

 mittels eines Zwischenstücks in dem Hals der Kamera befestigt und 

 der Gegenstand dabei unter Benutzung einer entsprechenden Unter- 

 lage auf die Grundplatte gelegt. 



Für viele Fälle, — besonders wenn es mehr auf Übersichtsbilder 

 ankommt, — läßt sich statt der kostspieligen Platten GasUchtpapier 

 verwenden, mit dem man kontrastreiche negative und positive mikro- 

 photographische Bilder erhält'-). 



Im übrigen lassen sich, wenn man über ein Mikroskop mit Kippvor- 

 richtung und über eine einfache, ausziehbare photographische Kamera ver- 

 fügt, auf sehr einfache Weise Mikrophotographien ohne weitere Apparate 

 herstellen. Man setzt eine Auerlampe dicht vor den Kondensor des hori- 

 zontal liegenden Mikrosl?:ops, dessen Spiegel vorher zu entfernen ist. Dann 

 nimmt man die Linse aus der Kamera und sucht eine lichtdichte Ver- 

 bindung zwischen dem Okular des Mikroskops und der Kamera herzu- 

 stellen (etwa dui-ch eine runde Pappschachtel, deren Böden man heraus- 

 genommen oder mit einer passenden Öffnung versehen hat). Wie s. Z. Ver- 

 suche von K. Snell im botanischen Institut der landw. Hochschule Bonn- 

 Poppelsdorf ergeben haben, lassen sich so bei schwachen Vergrößerungen 

 sehr brauchbare Übersichtsbilder herstellen. — Auch mit Hilfe von Zeichen- 

 apparaten, z. B. des Edinger sehen Apparats, können brauchbare Mikro- 

 ])hotographien hergestellt werden. Man bringt dann in den verdunkelten 

 Raum an Stelle des Zeichenpapiers die photographische Platte^). 



Was die zu photographierenden Präparate angeht, so muß man 

 darauf achten, daß sich keine zu dicke Schicht des Einschlußmediums 

 zwischen Deckglas und Objekt befindet und das Objekt möglichst plan 

 liegt. Durch sanften Druck auf das Deckglas kann man sich da meist 

 helfen. Ältere, in Kanadabalsam eingebettete Präparate erwärmt man 

 vorsichtig, bevor man den Druck ausübt, den man in günstiger Weise 

 auf dem Wege bewirkt, daß man auf das Deckglas des Präparats ein 

 etwas kleineres Pappstückchen legt, das Ganze auf den Objekttisch 

 eines Mikroskops bringt imd mit Hilfe eines schwächern Objektivs, 

 das man herabsenkt, eine Zeitlang aufdrückt. 



1) Vgl. Aug. Köhler, Zeitschr. f. wiss. Mikrosk., Bd. XXI, 1904, S. 129. 



2) Näheres darüber bei E. Naumann, Zeitschr. f. wiss. Mikr., Bd. XXXI, 1914, 

 S. 472; ferner Derselbe, ebenda, S. 474, und P. Lindner, Ber. d. Deutsch, bot. Ges., 

 Bd. XXXIV, 1916, S. 453. 



3) Nach K. HULDSCHINSKY, Zeitschr. f. wiss. Mikr., Bd. XXX, 1913, S. 206, und 

 M. WOLFF, ebsnda, Bd. XXXI, 1914, S. 384. 



