I. Absclmitt. 



Gebrauch des Mikroskops. Herstellung eines Präparats. 



Wechsel der Objektive. Bau der Stärke und Einwirkung 



von Reagentien auf sie. Grosse feuchte Kammer. 



Objektive für Wasserimmersion und für homogene Immersion. Abbe- 



scher Beleuchtungsapparat. Zähleinrichtungen. Färbung und Korrosion 



der Stärke. Polarisationsapparat. 



Handwerkszeug?. 



Beim Mikroskopieren stets zur Hand zu haben, am besten in 

 einem Kästchen mit entsprechend großen Abteilungen aufzubewahren : 



Objektträger, Deckgläser, Rasiermesser, Skalpell, Taschenmesser, 

 Pinzette, zwei Nadeln, Pinsel, Glasstab, Uhrgläser, Holundermark, 

 Korken, weiches Tuch, Leinenlappen oder Japan. Reispapier bzw. Krepp- 

 papier, Fließpapier. 



Untersucliungsmaterial. 



Kartoffelknollen. Kartoffelmehl. Bohnenmehl. West- 

 indisches Arrow-root. Weizenmehl. Haferkörner. Frische 

 Stengelstücke einer Euphorbia, am besten Euphorbia 

 helioscopia oder splendens. 



Rhizome von Canna indi^a. Ostindisches Arrow-root. Scheinknollen von Phajus 

 grandifolius. Roggenmehl. Klebhirsen- Stärke. 



Wichtigste Beagentien. 



Konz. Glyzerin. — Jodjodkaliumlösung. — Metallisches Jod. — Kalilauge. 



Wir orientieren uns zunächst über die einzelnen Teile des zu- 

 sammengesetzten Mikroskops (Fig. 56), und zwar wählen wir zu diesem 

 Zweck das auf folgender Seite dargestellte aus. An dem Stativ dieses 

 Mikroskops ist zu unterscheiden: der hufeisenförmige Fuß, die zu- 

 gleich als Handhabe ausgestaltete Säule, der Objekttisch ot, die grobe 

 Einstellung durch Zahn und Trieb ge, der Tubus t, der Spiegel s und 

 die Mikrometerschraube m. 



Die Spiegelfassung s vereinigt zwei Spiegel, auf der einen Seite 

 einen planen, auf der anderen einen konkaven. Den ersteren werden 

 wir bei schwachen, den letzteren bei stärkeren Vergrößerungen in 

 Gebrauch nehmen. Der Objekttisch ist in der Mitte von einer kreis- 

 runden Öffnung durchbrochen, die bestimmt ist, das vom Spiegel 

 zurückgeworfene Licht durchzulassen. Unter dieser Öffnung befindet 

 sich an diesem Instrument eine Zylinderblende {ch). Ihre Schiebhülse 

 ist an der Unterseite des Objekttisches angebracht und läßt sich seit- 

 lich hervorziehen. In die Schiebhülse paßt ein Zylinder, der auf- 

 und abwärts bewegt werden kann. In die obere Öffnung dieses Zy- 

 linders werden die verschieden weiten, dem Instrument beigegebenen 



