.k's Mikroskops. 



05 



oc 



Blenden nach Bedarf eingesetzt. Sie müssen mit der Oberfläche des 

 ObjekttLsches in eine Ebene zu liegen kommen. Mit Hilfe dieser 

 Blenden regulieren wir die Beleuchtung, ziehen übrigens für den An- 

 fang vor, den Zylinder mit der Blende ganz aus der Hülse heraus- 

 zunehmen. Manche kleinere Stative führen an Stelle der Zylinder- 

 blenden eine gewölbte, exzentrisch befestigte Blendenscheibe, die man 

 dreht, um verschieden weite Öffnungen in die optische Achse des 

 Mikroskops einzustellen. Auf dem Objekttisch sind Federklammern {jd) 

 angebracht, die dazu dienen sollen, 

 den Objektträger festzuhalten. 

 Wir wollen, falls möglich, diese 

 zunächst entfernen. Der Tubus {l) 

 wird durch Drehimg der Schrauben 

 {ge) gehoben oder gesenkt. Wir 

 heben ihn so hoch, daß wir an 

 sein unteres Ende ein Objektiv 

 {oh), etwa das schwächere Objektiv 

 B von Zeiss, 3 von Leitz oder dgl. 

 bequem anschrauben können. Beim 

 Anschrauben eines Objektivs halte 

 man stets die Handfläche unter, 

 damit es nicht zu Boden fällt, 

 wenn die Verschraubung einmal 

 nicht gefaßt hat. Welches Ob- 

 jektiv das schwächere ist, kömien 

 wir an der bedeutenderen Größe 

 seiner Frontlinse erkennen. Hierauf 

 senken wir den Tubus wieder und 

 nähern das Objektiv so weit dem 

 Objekttisch, daß es von ihm nur 

 noch etwa 1 cm entfernt ist. Das 

 innere, mit Millimetereinteilung 

 versehene Tubusstück ziehen wir 

 nunmehr auf die vom Optiker an- 

 gegebeneTubuslänge (meist 170mm) 

 aus, wobei wir bei Benutzung von 

 Revolver oder- Schlittenobjektiv- 

 wechsler deren Dicke (meist 10 mm) 

 in Abzug zu bringen haben. In 

 das obere Ende des Tubus setzen 



■-JitiiESi 



Fig. 56. Stativ Fi? von Zem^). i/4i^i^tür- 

 licher Größe, ot Ohjckttiscli, cb Zyliiulor- 

 blende, fd Federklainmern, die ein Prä- 

 parat avif dem Objekttisch festhalten, 

 s Spiegel, m Mikrometerschraube, gc 

 Schrauben für grobe Einstellung durch 

 Zahn und Trieb, t Tubus, ob Objektive, 

 oc Okular, r Revolver für zwei Objektive. 



wir jetzt ein schwaches Okular (oc), etwa das Okular 2 ein, wie wir denn 

 überhaupt bei Benutzung HuYGHENSscher Okulare stets mit Vorliebe 

 die schwächeren wählen werden. Wir stellen unser Instrument einem 

 Fenster gegenüber auf, etwa in anderthalb Meter Entfernung von ihm. 

 vermeiden aber stets direktes Sonnenlicht. Während wir nunmehr 

 in das Okular hineinsehen, verändern wir die Neigung des Spiegels 

 so lange, bis uns das Gesichtsfeld des Mikroskops hell und gleich- 

 mäßig erleuchtet erscheint. Dabei haben Mir darauf zu achten, daß 

 der Spiegel nicht aus der Achse des Instruments nach vorn oder nach 



1) Zurzeit wird von Zaiss ein ähnliclies Mikroskop als Arbi;itsnnkroskop VHA 

 geliefert. 



