96 Gobraiu'li de.s ]\Iikroskops bei Untersuchung der Kartoffelstärke. 



den Heiten herausgeschoben wird, da wir bei gerader Beleuchtung 

 beobachten wollen. 



Ein Objektträger wird jetzt mit einem weichen Tuch rein ab- 

 gewischt und auf ihn mit dem Glasstab ein Tropfen reines Wasser 

 gebracht. 



Als erstes Objekt für die Untersuchung wählen wir eine Knolle 

 der Kartoffel (Solanum tuberosum). Wir durchschneiden sie 

 mit einem Taschenmesser und übertragen ein wenig von dem an der 

 Schnittfläche hervorgetretenen Saft mit diesem Messer in den Wasser- 

 tropfen. Dann bedecken wir den Tropfen mit einem Deckglas. Auch 

 dieses muß zuvor, und zwar mit besonderer Vorsicht, gereinigt werden. 

 Es geschieht das am besten mit Stücken alter, feiner Leinwand 

 oder dem für solche Zwecke viel benutzten, äußerst weichen, japanischen 

 Reispapier bzw. mit dem weichen, in Rollen erhältlichen Krepp -Papier i). 

 Dabei muß das Deckglas möglichst flach zwischen Daumen und Zeige- 

 finger festgehalten werden. Hat der Tropfen die richtige Größe ge- 

 habt, so tritt kein Wasser seitlich am Deckglasrand hervor. Ist dies 

 jedoch geschehen, so entfernen wir das überschüssige Wasser mit 

 Fließpapier oder stellen lieber ein zweites Präparat her, da unter dem 

 Einfluß des saugenden Papiers doch die meisten der zu beobachtenden 

 Körnchen hin weggeschwemmt werden. 



Nunmehr legen wir den Objektträger auf den Objekttisch des 

 Mikroskops, und zwar so, daß das Präparat über der Mitte der Objekt - 

 tischöffnung sich befinde. Dann senken wir den Tubus fast bis zur 

 Berührung des Deckglases durch das Objektiv. Hierauf bewegen wir, 

 gleichzeitig in das Okular sehend, den Tubus mittels der Schraube gc 

 möglichst langsam aufwärts. Es kommt bald der Augenblick, wo der 

 zuvor unsichtbare Gegenstand in Gestalt kleiner Körner sich zu zeigen 

 beginnt. Sollten wir uns hingegen über 2 cm weit mit dem Objektiv 

 vom Deckglas entfernt haben, ohne die Körner zu erblicken, so liegen 

 diese entweder nicht im Gesichtsfeld des Mikroskops, oder wir haben 

 den Tubus zu schnell aufwärts bewegt und das rasch auftretende 

 und ebenso rasch wieder schwindende Bild übersehen. Wir dürfen 

 dann nicht etwa, den Tubus senkend, das Bild zu erhalten suchen, 

 da wir dabei Gefahr laufen würden, das Deckglas durch das Objektiv 

 zu zerdrücken, das Präparat zu verderben und das Objektiv zu be- 

 netzen oder gar zu schädigen; wir müssen vielmehr, von der Seite aus 

 die Bewegung überwachend, zum zweitenmal den Tubus so weit 

 senken, daß die Frontlinse des Objektivs das Deckglas fast berührt, 

 und von neuem beginnen, gleichzeitig in das Okular schauend, den 

 Tubus, und zwar noch langsamer als zuvor, zu heben. Sollte dies 

 Verfahren auch jetzt nicht zum Ziel führen, so dürfen wir annehmen, 

 daß das Objekt nicht im Gesichtsfeld liegt, und müssen es mit Ver- 

 schiebung des Objektträgers versuchen. Nach kurzer Zeit wird es 

 für alle Fälle gelingen, die Körner im Gesichtsfeld zu erblicken; dann 

 hören wir mit der Handhabung des Triebes, d. h. mit der ,, groben 

 Einstellung" auf, um die noch fehlende ,, feine Einstellung" mit Hilfe 

 der Mlo-ometerschraube {m, Fig. 56) auszuführen. Diese Schraube 

 drehen wir in einer Richtung fort oder gehen, falls das Bild hierbei 

 undeutlicher wird, in die entgegengesetzte über. Die Einstellung 



1) Vgl. auch S. 76, 84 und Reg. IV Deckglas-Reinigung. 



