1. Gebrauch des Mikroskops. 



97 



ist vollendet, wenn das Bild möglichst scharf erscheint. — Beim Drehen 

 der Mikrometerschraube muß man Vorsicht üben. Da sie nur kurz 

 ist, so wird bald ihr Ende erreicht. Ein weiteres Drehen ist für sie von 

 Nachteil. Man suche deshalb schon bei der groben Einstellung in 

 möglichste N<ähe der gewünschten Bildschärfe zu gelangen, damit nur 

 eine ganz geringe Bewegung der »Schraube nötig sei. — An unserem 

 Stativ (Fig. 50) ist die Mikrometer- 

 schraube am oberen Ende der 

 Säule angebracht, sie kann aber an 

 anderen Stativen sich an deren 

 unterem Ende oder auch seitlich 

 (Fig. 57) befinden. 



Sollte der Anfänger ein Mikro- 

 skop ohne Zahn und Trieb be- 

 nutzen, so wird er die grobe Ein- 

 stellung aus freier Hand zu be- 

 werkstelligen haben. Er senkt und 

 hebt dann den Tubus in der federn- 

 den Hülse, wobei er ihn langsam 

 um seine Achse dreht. Bei der 

 Einstellung des Objekts muß er im 

 übrigen dieselben Vorsichtsmaß- 

 regeln wie bei der Einstelking 

 durch Zahn und Trieb beobachten. 



Haben wir so mit Hilfe der 

 schwächeren Vergrößerung die Exi- 

 stenz kleiner Körner im Gesichts- 

 feld des Mikroskops festgestellt und 

 uns auch für späteren Gebrauch die 

 Entfernung des schwachen Objek- 

 tivs vom Objekt, d. h. dessen 

 Objektabstand gemerkt, so lassen 

 wir den Objektträger un verrückt 

 auf dem Objekttisch liegen, heben 

 den Tubus wieder hoch, schrauben 

 das schwache Objektiv ab und ein 

 stärkeres (für alle Fälle aber noch 

 kein Immersionssystem, vielmehr 



etwa D von Zeiss, 7 YonLeilz oder dgl.) an. Wir senken dann den Tubus 

 wieder, und zwar so tief, daß das Objektiv das Deckglas fast berührt. 

 Hierauf versuchen wir einzustellen, indem wir wie zuvor den Tubus 

 heben. Es muß das jetzt, bei der stärkeren Vergrößerung, womöglich 

 noch langsamer als bei der schwächeren erfolgen. Da das Präparat 

 auf dem Objekttisch unverändert liegen blieb, so wissen wir ja be- 

 stimmt, daß das Objekt sich im Gesichtsfeld befindet. Sind die Körner 

 bei der groben Einstellung sichtbar geworden, so vollziehen wir die 

 feine Einstellung mit der Mikrometerschraube. Wir werden finden, daß 

 der Objektabstand bei dem stärkeren Objektiv bedeutend geringer als 

 beim schwächeren ist. — Bei stärkerer Vergrößerung wird das Bild 

 entsprechend lichtschwächer. Wir versuchen es, evtl. durch Änderung 

 der Spiegelstellung, größere Helligkeit des Gesichtsfeldes zu erlangen. 



Strasburger-Koernicke, Botanisches Praktikum. 7. Aufl. 7 



Fi.tr. 

 dreh 



I. Stativ HCl) von Zciss mit 

 und zeutrierbarem Hartgummi- 

 tisoh D. (V, nat. Gr.) 



