I. Meobachtunfj^ des Präpanits. 99 



Präparat zu richten, so daß die Bilder aus dem anderen Auge ihm nicht 

 mehr zum ]5ewußtsein kommen. 



Wir erkennen leicht, daß die farblosen Körner, welche das Ge- 

 sichtsfeld des Mikroskops erfüllen, eine abgerundete Form besitzen 

 und einen geschichteten Aufbau zeigen. Es sind das Stärkekör- 

 ner. Wir verschieben langsam den Objektträger, um Stellen zu finden, 

 wo die Körner nicht zu dicht liegen, weil wir sie dort leichter einzeln 

 beobachten können. Auch wählen wir zu anhaltender Betrachtung 

 solche Körner aus, welche die Schichtung besonders deutlich zeigen. 

 Daß die Bewegung des Objektträgers im Mikroskop umgekehrt ge- 

 sehen wird, bereitet uns wohl nur im ersten Augenblick, wenn wir 

 einzelne ausgewählte Körner in die Mitte des Gesichtsfeldes einstellen 

 wollen, einige Schwierigkeit; wir gewöhnen uns jedenfalls bald daran, 

 die kleinen Bewegungen, auf die es ankommt, hinreichend zu beherr- 

 schen. — Haben wir einzelne besonders günstige Körner ausgesucht, 

 so vergrößern wir sie noch mehr, indem wir jetzt das schwache Okular 

 herausnehmen und durch ein stärkeres ersetzen. Das Bild wird bei 

 vollkommenen Objektiven immer noch gut bleiben, aber für alle Fälle 

 an Lichtstärke verlieren. Wir suchen evtl. durch Verbesserung 

 der Spiegelstellung diesem Übelstand so weit wie möglich zu begegnen. 

 Hin und wieder wird nach Einstellung oder nach Verschiebung 

 des Präparats auffallen, daß das Bild an Deutlichkeit verloren hat. 

 Dann ist aller Wahrscheinlichkeit nach Flüssigkeit^ vom Deckglas- 

 rand aus an die untere Linse des Objektivs gelangt. Dieses wird nament- 

 lich dann leicht geschehen, wenn zu 'große Flüssigkeitsmengen zur' 

 Herstellung des Präparates benutzt wurden. Man hebt dann den Tubus 

 durch Zahn und Trieb oder zieht ihn in der Hülse empor und reinigt 

 die Frontlinse des Objektivs mit einem reinen, oft gewaschenen Lein- 

 wandläppchen bzw. dem schon erwähnten japanischen Reispapier oder 

 Kreppapier, reibt sie wohl auch mit der frischen Bruchstelle eines 

 Holundermarkstückchens ab. 



Während der Anfänger gut tat, sich bei seinem ersten Beobachtungs- 

 versuch auf die Anwendung von Trockensystemen zu beschränken, wird 

 der Geübtere hier mit Vorteil sein Objektiv für Wasserimmersion oder 

 für homogene Immersion benutzen können. Da der Objektabstand solcher 

 Objektive ein sehr geringer ist, wird er nur entsprechend dünne DeckgUiser 

 für seine Präparate verwenden dürfen^). Bei Benutzung des Objektivs 

 für Wasser immersion muß er zunächst einen kleinen Tropfen Aq. dest. 

 auf die Frontlinse seines Objektivs bringen. Dieser Tropfen kommt dann 

 beim Hinabschrauben des Tubus mit dem Deckglas in Berührung und bildet 

 eine dünne Wasserschicht zwischen diesem und dem Objektiv. Man hat 

 darauf zu achten, daß dieser Wassertropfen während der Beobachtung nicht 

 austrocknet; er ist zwischen Deckglas und Objektiv vor Verdunstung übrigens 

 so geschützt, daß er meist mehrere Stunden aushält (vgl. im übrigen S. 10). 

 Bei Verschiebung des Objektträgers darf der Immersionstropfen nicht an 

 den Rand des Deckglases gelangen, wo er sich mit der Untersuchungs- 

 flüssigkeit vermischen würde. Sollte dieses dennoch geschehen sein, so 

 ist das Objektiv sofort zu reinigen und die auf dem Deckglas befindliche 

 Flüssigkeit zu entfernen. — Kennt man die Dicke des Deckglases nicht, so 

 ist die Korrektion, wenn nötig, während der Beobachtung am Objektiv 

 M Vgl. Einleitung S. 12 u. 42. 



