I. Ziihlkauimer. Okulanietzmikromcter. 



107 



Fig. GS 



vollständig verquollen; die Umrisse der einzelnen ineinandergefalteten 

 Körnchen sind dann kaum mehr sichtbar. Auch Weizenstärke ist nach einer 

 Woche verquollen, doch sind bei ihr selbst nach niehrmonatlicher Wirkung 

 des Reagens die Umrisse meist zart, aber klar und deutlich gezeichnet. — 

 Arrowroot und Kartoffelstärke vorquellen in Natriumsalizylat nicht. 



Es mag unter Umständen darauf ankommen, in einem Gremisch ver- 

 schiedener Stärkesorten das quantitative Verhältnis zu bestimmen, in 

 welchem jede dieser Sorten vertreten ist. Hierzu, wie zu anderen ähnlichen 

 Zwecken, kann eine sog. Zählkammer dienen, wie sie von Zeiss (Preis- 

 blatt Mikro 351e, Nr. 12 66 00) zum Preise von 250 M zu beziehen 

 ist. Sie besteht aus einem Objektträger, dem eine 0,1 mm dicke, mit kreis- 

 förmigem Ausschnitt versehene Glasplatte aufgekittet ist. Auf dem durch 

 den Objektträger gebildeten Boden der so ent- 

 standenen Kammer ist eine Netzteilung ein- 

 geritzt, die aus 400 Quadraten von je ^/^^q qmni 

 Fläche besteht (Objekt-Netzmikrometer). In 

 diese Kammer bringt man die das Stärkegemisch 

 enthaltende Flüssigkeit und legt ein plange- 

 schliffenes Deckglas dicht dem Rand der Kammer 

 auf. Der Kubikinhalt der über einem Quadrat 

 der Netzteilung stehenden Flüssigkeit beträgt 

 dann Vacoo cmm. Das Verhältnis der Menge 

 der verschiedenen Stärkekörner zueinander in 

 einem solchen begrenzten Raum kann nun 

 durch Zählen unter dem Mikroskop festgestellt 



werden. Zur Zählung mit schwächeren Objekten benutze man Deckgläser 

 von 0,4 mm Dicke (Einzelpreis 8 M; zwei sind in dem Preise der 

 Zählkammer einbegriffen). Sollte es wünschenswert erscheinen, die Prä- 

 parate mit stärkeren Systemen, von 4 mm Brennweite und darunter, 

 zu beobachten, so verwende mau einseitig plangeschliffene Deckgläser von 

 ca. 0,18 mm Dicke, die auf einen dicken Glasrahmen mit konischem Aus- 

 schliff aufgekittet sind. Zur geeigneten Verdünnung der stärkehaltigen 

 Flüssigkeit kann man genau kalibrierte Mischpipetten {Zeiss Mikvo 351 e, 

 Nr. 12 73 00, Preis 108 M) verwenden. Auch Leiiz liefert Zählkammern; 

 die Leitz sehe Zählkammer nach Thoma ist in der Figur 68 abgebildet. 

 Bei Leiiz kostet ein Objektträger mit Kammer und Okularnetz- 

 mikrometer (Katalog 46 D, Nr. 161) 320 M. Seibeyt führt ebenfalls 

 0,1 mm tiefe Zählkammern (Nr. 58 mit 2 Deckgläsern, 0,4 und 0,6 mm 

 dick, mit Etui zu 520 M). Die Zählung kann auch mit einer Okularzähl- 

 platte^) (Okularnetzmikrometer) durchgeführt werden, die in Verbindung 

 mit der Zählkammer verwendet wird. Da hierbei die Zählung nicht nur 

 an den Stellen der Kammer, welche das Netz deckt, sondern an beliebigen 

 Teilen erfolgen kann, also die Einstellung der Zählplatte unabhängig von 

 der Zählkammer ist, und da fei-ner die Schwärze der Linien der auf 

 photographischem Wege hergestellten Platte im Gegensatz zu dem in 

 Glas geritzten Netz von Vorteil ist, wird diesem Verfahren in vielen Fällen 

 der Vorzug zu geben sein. Zeiss liefert solche Plättchen mit Netzlnldung, 

 die auf die Blende eines einstellbaren Okulars mit abschraubbarem Ober- 

 teil mit der Teilung nach unten gelegt werden, mit quadratischen Feldern 

 von 1 mm oder 0,5 mm Seitenlänge. (^Okularnetzmikrometer, Zeiss Mikro 

 ') C. Mez, Münch. med. Wochenschr., Jalirg. l.XI. I!il4, Xr. 18, S. 991. 



