11(5 I. Autbewahrung und Reinigung des Mikro 



die Sphärokristalle alsdann zwischen den gekreuzten Nikols vollständig 

 dunkel bleiben müßten. Hingegen würden Sphärokristalle, deren Trichite 

 dem quadratischen, hexagonalen und rhombischen System angehören, zwischen 

 gekreuzten Nikols, wie Stärkekörner, ein orthogonales schwarzes Kreuz 

 zeigen, dessen Arme mit den Schwingungsrichtungen der Nikols zusammen- 

 fallen. Sphärite mit Trichiten des monoklinen Systems würden sich freilich 

 ebenso verhalten, doch nur dann, wenn ihre Trichite so äfisgebildet wären, 

 daß deren Längsachse mit der Symmetrieebene des monoklinen Systems zu- 

 sammenfiele. In allen anderen Fällen müßten sie zwischen den Nikols ein 

 Kreuz zeigen mit mehr oder weniger schräg zu den Schwingungsrichtungen 

 der Nikols liegenden Armen. Sphärokristalle endlich, deren Trichite dem 

 triklinen System angehören, müßten stets ein orthogonales Kreuz mit mehr 

 oder weniger schräg zur Schwingungsrichtung der Nikols orientierten Armen 

 liefern^). — 



Hiermit hätten wir unsere erste Aufgabe durchgeführt. Wir 

 stellen jetzt das Mikroskop beiseite, fassen aber dabei das Instrument 

 nicht an dem die Mikrometerschraube enthaltenden oberen Teil der 

 Säule, sondern an deren unterem Teil, der an den neueren Instru- 

 menten zu einem besonderen, dazu bestimmten Handgriff umgestaltet 

 ist. Vorher reinigen wir in der schon angegebenen Weise sorgfältig 

 die benutzten Objektive und Okulare. Falls unser Stativ nicht mit 

 Zahn und Trieb, sondern mit federnder Hülse versehen ist, ziehen 

 wir auch den Tubus aus dieser, um ihn und auch das Innere der Hülse 

 mit einem gröberen Tuch abzureiben, das zweckmäßig nüt Benzin 

 befeuchtet ist. Wir schieben nunmehr das Milo-oskop in sein Schränk- 

 chen zurück oder stellen es unter eine Glasglocke, die eventuell noch, 

 um das Instrument möglichst vor Staub zu schützen, an dem unteren 

 Rand mit Filz eingefaßt sein könnte. Zum gleichen Zweck können 

 wir auch eine einfache Papptrommel benutzen. — Von Zeit zu Zeit 

 wird es nötig, Schrauben und Gewinde des Milo-oskops vorsichtig ein- 

 zuölen, wozu nur säurefreies Öl, z. B. Paraffinöl, am besten jedoch 

 weiße amerikanische Vaseline, wie sie in jeder Apotheke erhältlich ist, 

 benutzt werden darf. Dem Einölen muß dann eine Reinigung mit 

 Benzin vorausgehen. 



») A. Meyer, ebenda, S. 109. 



