Tl. Wiederlindcii bestimmter Stellen im Präparat. 129 



Einschlußmittel, bringt das Objekt hinein und das Deckglas darauf, füllt 

 den Raum zwischen Papier und Deckglasrand mit Glyzerin-Gelatine und 

 schließt das Ganze mit Gold-Size ab^). Sollen besonders starke Objekte 

 eingeschlossen werden, so kittet man dem Objektträger Glasringe auf. Zum 

 Aufkitten kann man die verschiedenen angeführten Kitte benutzen; eine 

 relativ dünnflüssige Kautschuklösung ist da besonders zu empfehlen. 



Um kleine Gegenstände, die mit dem bloßen Auge nicht zu sehen sind, 

 oder ganz bestimmte Stellen im Präparat wiederzufinden, ist es das 

 Einfachste, mit einem scharfen Instrument, rechts und links von der zen- 

 tralen Öffnung, auf dem Objekttisch je ein Kreuz einzuritzen. Während 

 nun das Objekt, das man wiederzufinden wünscht, eingestellt ist, trägt man 

 die durchscheinenden Kreuze mit scharf zugespitztem Farbenstift (vgl. 

 S. 103), oder mit Feder und flüssiger Tusche, oder auch mit einem Glaser- 

 diamanten auf dem Objektträger ein. So gelingt es, nach Belieben den 

 Objektträger später wieder in die gewünschte Lage zurückzubringen. — 

 Will man von mehreren in demselben Präparat eingeschlossenen Objekten 

 eins hervorheben, so zieht man um dieses auf dem Deckglas oder an der 

 Unterseite des Objektträgers etwa mit der Diamantspitze oder mit passender 

 Farbe einen Kreis. Zu dem gleichen Zweck sind auch besondere Objekt- 

 markierer konstruiert worden. W. &.H. Seibert liefern einen solchen für 

 240 M. Man läßt dann den Objektträger in der gewünschten Lage auf 

 dem Objekttisch liegen, entfernt das Objektiv und schraubt an dessen 

 Stelle den Markierer an, der zuvor mit seinem Ende einem Stempelfarbe- 

 kissen aufgetupft wurde. Man senkt den Tubus, bis der Markierer das 

 Deckglas berührt. Er zeichnet auf diesem mit seinem ausgehöhlten Ende 

 einen Ring, den man, um ihn dauerhaft zu machen, weiterhin mit Lack 

 nachzieht. Vor Beschädigung ist das zu bezeichnende Objekt dadurch ge- 

 schützt, daß die Spitze des Markierers bei leichtem Druck gehoben wird. 

 Das Entfernen des Objektivs wird überflüssig, wenn man den Markierer 

 an den Arm eines Revolvers anschraubt und an Stelle des Objektivs nach 

 Bedarf einstellt. Leitz, W . & H. Seibert und Winkel stellen einen Markierer 

 mit Diamantspitze her; mit dieser Spitze, die durch eine Drehhülse herunv 

 geführt werden kann, wird ein Kreis in das Deckglas eingeritzt. Eine 

 besondere Einstellung der Diamantspitze gestattet, die Größe der zu ziehenden 

 Kreise innerhalb bestimmter Grenzen zu verändern. Die Größe des Durch- 

 messers kann an einer Skala abgelesen werden. Es sind Vorkehrungen 

 getroffen, um eine Beschädigung des Präparats durch Druck zu verhindern. 

 Wird der Apparat nach Gebrauch einer Olimmersiou benutzt, so ist er 

 auf das sorgfältigste mit Benzin oder Chloroform zu reinigen. Preis bei 

 Seibert 1000—1400 M, bei Leitz 400 M. 



Wünscht man bei Demonstrationen auf eine bestimmte Stelle inner- 

 halb des Gesichtsfeldes besonders hinzuweisen, so benutzt man am besten 

 eins der jetzt von fast allen optischen Werkstätten erhältlichen Zeiger- 

 okulare, in welchen eine verstellbare Spitze als Zeiger dient (vgl. auch 

 Reg. IV Zeigerokular). Ein solches kann man sich übrigens leicht selbst 

 aus jedem Okular herstellen, indem man zwischen 2 ringförmige Papp- 

 scheiben von der Größe der Okularblende ein Pinselhaar so einklebt, daß 

 dessen Spitze die Mitte der Scheibe nicht ganz erreicht^). Diese Scheibe 



^) Nach A. B. Lee in Lee-Mayer, Grundzüge der mikroskopischen Technik, 

 4. Aufl., 1910, S. 241. 



«) K. SCHUNO, Zeitschr. f. wiss. Mikrosk., Bd. XXIX, 1912, S. 321. 

 Strasburger-Koernicke, Botanisclies Praktikum. 7. Aufl. 9 



