142 



III. Zeichen apparate. 



eine horizontale Fläche unter dem Spiegel entworfen. Dort legt man 

 auf ein passendes Zeichenpult ein Blatt gutes, glattes Zeichenpapier 

 und hält über ihm die Spitze eines Bleistifts. Befindet sich die Blei- 

 stiftspitze an der richtigen Stelle, so muß man sie zugleich mit dem 

 Bild des Objekts, gleichsam im Gesichtsfeld des Mikroskops sehen. 

 Die Bleistiftspitze wird sichtbar gemacht durch zweimalige Reflexion, 

 das erstemal im Spiegel, das zweitemal an der versilberten Fläche 

 eines kleinen, im Prismengehäuse des Apparats eingeschlossenen Pris- 

 mas im Augenpunkt des Okulars, während das mikroskopische Bild 

 durch eine kleine Öffnung in der Versilberung desselben Prismas 

 direkt ins Auge gelangt. Liegt die Oberfläche des Zeichenpultes nicht 



in der deutlichen Sehweite des Beob- 

 achters, so wird die Bleistiftspitze un- 

 deutlich gesehen und das Zeichenpult 

 muß höher, oder, wohl nur in selteneren 

 Fällen, niedriger gestellt werden. Man 

 kann die erforderliche Höhe zunächst mit 

 Hilfe von aufeinandergelegten Büchern 

 ausprobieren. Will ein Kurz- oder Weit- 

 sichtiger in der erwünschten Entfernung 

 der normalen, deutlichen Sehweite, d. h. 

 von 250 mm, nach welcher der Optiker 

 seine Vergrößerung berechnet, zeichnen, 

 so muß er über der oberen Öffnung des 

 Zeichenapparats ein passendes Brillen- 

 glas anbringen lassen (vgl. S. 24). Das 

 mikroskopische Bild ist nur dann 

 auf der Zeichenfläche gut sichtbar, 

 wenn zwischen beiden ein bestimmtes 

 Verhältnis der Helligkeit besteht. Ein Abdämpfen der Zeichen - 

 fläche kann aber mit Hilfe der Rauchgläser geschehen, die am 

 Zeichenapparat auswechselbar, bei einzelnen Konstruktionen auch 

 drehbar, befestigt sind. Ist die Einstellung vollzogen, so zieht 

 man mit der Bleistiftspitze, gleichsam im Gesichtsfeld des Mikros- 

 kosp zeichnend, die Umrisse des Gegenstandes nach. Da das 

 Prismengehäuse des Zeichenapparats umgeklappt werden kann, so 

 ist es möglich, ihn am Mikroskop auch während der Beobachtung 

 zu belassen. 



Die zweite in der Einleitung (S. 25) empfohlene Camera lucida 

 (Fig. 78) ist einfacher, leistet trotzdem bei einiger Übung sehr gute 

 Dienste. Ihr Ring (Ä) wird auf den Tubus geschoben, mit der 

 Schraube (5) festgeldemmt und hierauf das Okular eingesetzt. 

 Diese Kamera kann, da sie sich zur Seite klappen läßt (Fig. 78, 

 links), dauernd am Mikroskop verbleiben, ohne die Beobachtung 

 im geringsten zu stören. Soll sie benutzt werden, so bringt man 

 das durch die gemeinsame Fassung verbundene Prismenpaar über das 

 Okular (Fig. 78, rechts), und zwar so, daß die durch die Öffnung der 

 Fassung sichtbare Prismenkante die Austrittspupille des Mikroskops, 

 d. h. die helle, kreisrunde Scheibe, die man bemerkt, wenn man senk- 

 recht von oben auf das Okular hinabblickt, annähernd halbiert. Sieht 

 man dann, seitlich den Kopf bewegend, die Austrittspupille sich 



Fig. 77. Kleiner Zeichenapparat 

 nach Abbe (Nr. 12 60 10 bei Zeiss). 

 Das Prismengehäuse samt Spiegel 

 ist in dieser Figur nach hinten 

 umgeklappt. 



