III. Zeichnen der f)l>jt'ktf'. nestiiiunen der Verji;rößerung. 143 



nicht merklich gegen die Prismenkante verschieben, so steht letztere 

 auch in richtiger Höhe. Man zeichnet auf einem geneigten Zeichen- 

 pult, das vor dem Mikroskop aufgestellt wird. Die von der Zeichen- 

 fläche abgehenden Lichtstrahlen, die innerhalb des Prismas eine 

 zweimalige Reflexion erfahren, müssen mit den vom Objekt 

 kommenden zusammenfallen. Nach einigem Suchen hat man auf 

 dem Zeichenpapier die Bleistiftspitze gefunden und kann nun mit ihr 

 den Umrissen des Gegenstandes folgen. Soll der Gegenstand in der 

 Zeichnung nicht verzerrt werden, so muß das Zeichenpult die richtige 

 Neigung von 25<' haben. Will man diese ganz genau bestimmen, so 

 zeichne man den kreisförmigen Umriß des Gesichtsfeldes mit Hilfe 

 der Kamera auf das Zeichenpapier. Bei richtiger Neigung des 

 Zeichenpultes muß man einen Kreis bekommen; erhält man eine 

 Ellipse, so ist die Neigung des 

 Zeichenpultes unrichtig und 

 muß so lange verändert werden, 

 bis sich ein Kreis ergibt. Oder 

 man stelle, und zwar bei einer 

 der stärkeren Vergrößerungen, 

 das in der Einleitung S. 28 er- 

 wähnte, in einen Objektträger 



ehlgravierte Objektmikrometer ^.^ ^^ Zeichenpri.ma (Camera lucida, Zeiss 



em. Man drehe das Objekt- Nr. 12 fiO 00), a zurückgeklappt, das Okular 



mikrometer so, daß seine Teil- für die allgemcino Betrachtung freigebend; 



striche nach vorn aufeinander fo zur Anfertigung einer Zeichnung über das 



folgen. Falls die zu geringe Okular gebracht. 



Größe des Objekttischs eine 



solche Lage des Objektmikrometers nicht zuläßt, wendet man das 

 Mikroskop um 90^*. Das macht natürlich eine entsprechende Änderung 

 der Spiegelstellung notwendig. Ist das Instrument mit einem dreh- 

 baren Objekttisch versehen, so braucht man nur diesen zu bewegen, 

 eine Einrichtung, die beim Zeichnen sehr zustatten kommt, da sie es 

 ermöglicht, das Objekt stets in die für die Zeichnung erwünschte 

 Lage zu bringen. Ist das Mikrometer erst richtig orientiert, so trägt 

 man mit Hilfe der Kamera die Teilstriche auf das Papier des Zeichen - 

 pultes auf. Sie kommen dort hintereinander zu liegen. Auch ohne 

 große Übung gelingt es, sie genau wiederzugeben, doch folge man 

 an ihnen, da sie eine bestimmte Dicke besitzen, mit dem Bleistift stets 

 derselben Seite. Die Neigung des Zeichenpultes wird richtig sein, 

 wenn die Entfernung der Striche in allen Höhen sich gleich bleibt. 

 Steigt diese Entfernung nach oben zu, so muß das Zeichenpult steiler, 

 sinkt sie, so muß es weniger steil gestellt werden. Da übrigens kleine 

 Fehler im Maßstab nicht ausgeschlossen sind, so ist es notwendig, 

 mehrere seiner Stellen zur Darstellung zu bringen. 



Dasselbe Bild des Objekt mikrometers, welches wir auf dem richtig 

 geneigten Zeichenpult entworfen haben, können wir auch verwerten, 

 um die Vergrößerung des gezeichneten Bildes zu bestimmen. Wir 

 wissen, daß die von uns gezeichneten Striche im Objekt mikrometer 

 um 0,01 mm auseinander liegen; beträgt nun ihre gegenseitige Ent- 

 fernung in unserer Zeichnung 2,4 mm, so ergibt sich aus ihr eine 

 240 malige Vergrößerung. Diese Methode ist die einfachste und beste, 



