VI. Elektrisclun- Oljicktträ.ircr und Ol.jckt 



203 



getrennt sind. Die Verbindung mit dem Leitungsdraht läßt sich durch zwei 

 Federklammern herstellen, denjenigen entsprechend, die sich auf dem Objekt- 

 tisch befinden, die aber zu diesem Zweck nicht mit Metallstiften, sondern 

 mit Kautschukstäbchen in den Löchern des Objekttisches festgesteckt sind. 

 Diese Federklammern werden den Stanniolstreifen angedrückt, andererseits 

 die Leitungsdrähte an ihnen befestigt. — Ein etwas anders zusammenge- 

 setzter elektrischer Objektträger, den man sich ebenfalls selber einrichten 

 kann, wurde von Stkokbklt i) vorgeschlagen. Er besteht aus einem ge- 

 wöhnlichen Objektträger, dessen beide Enden sowohl auf der Ober- wie 

 auf der Unterseite mit gleichweit übergreifenden Stanniolkappen bedeckt 

 sind. Unter diese Kappen steckt 

 man zwei mit schmäleren oder 

 breiteren Spitzen versehene, be- 

 wegliche Stanniolstreifen. Der 

 so hergerichtete Objektträger 

 wird auf einen größeren derartig 

 gelegt, daß die Stanniolkappen 

 mit den auf diesen letzteren ge- 

 klebten Stanniolplättchen in Be- 

 rührung kommen; die Stanniol- 

 plättchen bringt man dann durch 

 entsprechend befestigte Kupfer- 

 drähte mit der Elektrizitäts- 

 quelle in Verbindung. — Ähn- 

 lich wie der erstgenannte elek- 

 trische Objektträger eingerichtet 

 ist der elektrische Objekt- 

 tisch, den E. Leitz anfertigt 

 (Leitz Katalog 46 D, 1920, 

 Nr. 149, Preis 1000 M). Er 



besteht aus einer auf dem Objekttisch des Mikroskops zu befestigenden 

 Hartgummiplatte mit 2 Klemmschrauben und 2 vernickelten Federn, die an 

 ihrer Spitze feine Platindrähte besitzen (vgl. Fig. 94); durch sie wird dem 

 Objekt Strom zugeführt. Bei Bestellung ist das zur Verwendung kommende 

 Stativ anzugeben. — Über die komplizierter gebaute ENGELMA^TNSche feuchte 

 Kammer, die auch als elektrische Kammer dienen kann, s. Reg. IV. — 

 Als Elektrizitätsquelle kann ein kleines BuNSKNSches oder GROVESchcvS 

 Element oder auch ein Tauch-Element dienen, in Verbindung mit einem 

 kleinen Induktionsapparat, wie sie in physiologischen Laboratorien in An- 

 wendung kommen. — Um einen entsprechenden Versuch selber anzustellen, 

 wollen wir einen abgezogenen Epidermisstreifen, etwa von einer Lilium- 

 Art, den wir zwischen die beiden Stanniolstreifen auf dem Objektträger 

 einschalten, verwenden. Unser Präparat liegt in einem Wassertropfen und 

 ist mit Deckglas bedeckt. Wir überzeugen uns zunächst davon, daß die 

 Spaltöffnungen geöffnet sind, und schließen hierauf den Strom. Nach Ablauf 

 von 5 — 10 Sek. sind dann, hinreichende Intensität der Induktionsschläge 

 vorausgesetzt, die Spalten fast sämtlicher Spaltöffnungen geschlossen. Eine 

 Spaltöffnung, in welcher der Induktionssehlag eine Schließung veranlaßt 

 hat, ist aber nicht l)efähia"t, sich wieder zu öffnen: man stellt vielmehr 



94. Ebktrisclior Objekttisch von E. Leitz. 



') (). Stroebelt, Zi'itsclir. 1". lustnuiirntciikuiulc. J5il. 11. S. l'74. 



