XXni. RANviERScho feuchte Kammer. PRiNGSHEiMsche riaskammor. 500 



rahmen (vgl. S. 469) seinen Dienst tun, wenn wir nur zuvor für ent- 

 sprechende Sterilisierung aller Teile sorgen, reine Nährlösung anwenden 

 und nur eine Spore aussäen. Solche Pappkammern empfehlen sich besonders 

 dort, wo die Kultur nicht allzu lange dauert; wo letzteres der Fall, sind 

 die ebenfalls schon früher (s. S. 150) angegebenen Glaskammern vorzuziehen, 

 die entweder aus einem hohlgeschliffenen oder einem mit aufgekittetem 

 Glasring versehenen Objektträger -mit aufgelegtem Deckglas bestehen i). Die 

 ringförmigen, feuchten Kammern können mit seitlichen Offnungen und in 

 diese eingelassenen Glasröhren versehen sein, welche, mit einem Aspirator 

 und Gasometer in Verbindung gebracht, es ermöglichen, den Flüssigkeits- 

 tropfen mit einer bestimmten Atmosphäre zu umgeben. Eine weitere, die 



Fig. 201. R.4NVlERSche feuclite Kaiiinu r im IJurulist-lmitt 



RANViEESche feuchte Kammer-), wird von einem Objektträger gebildet, der 

 mit einer ringförmigen Rinne versehen ist (Fig. 201). Die von der Rinne 

 umgebene Kreisfläche ist so weit abgeschliffen, daß ihr Niveau um 0,5 — 1 mm 

 unter der Oberfläche des Objektträgers liegt. Die Rinne dient zur Auf- 

 nahme von etwas Wasser. Auf die mittlere Kreisfläche wird ein kleiner 

 Flüssigkeitstropfen gebracht und dann das Deckglas aufgelegt, das so groß 

 sein muß, daß es die Rinne vollständig deckt. Die in Beobachtung zu 

 nehmende Flüssigkeitsschicht wird um so größere Tiefe besitzen, je mehr 

 von der inneren Kreisfläche der Kammer abgeschliffen wurde. Das Ni- 

 veau dieser Kreisfläche kann auch so tief gelegt werden, daß eine Be- 

 obachtung in hängendem Tropfen möglich wird. Ist Luftzutritt erwünscht, 

 so erhält der Objektträger einen seitlichen, keilförmigen Einschnitt, der in 

 die ringförmige Rinne führt. Die Luft kann auf diese "Weise zu letzterer 

 und somit auch zu dem Kulturtropfen gelangen^). Das aufgelegte Deck- 

 glas wird im übrigen mit Vaselin oder mit Wachs umrandet. Nachet-'Pairis 

 stellt die RANViEKSche feuchte Kammer auch aus Metall her. Durch 

 eine in der Metallplatte angebrachte Mikrometerschraube läßt sich der 

 Abstand zwischen der inneren Kreisfläche der Kammer und dem Deckglas 

 verändern; auch kann durch zwei in der Metallplatte liegende Röhren Luft 

 zutreten, bzw. Luft oder ein anderes Gas durchgeleitet werden *). — Die 

 PEiNGSHEiMsche Gaskammer hat einen Boden aus starkem Glas, die Seiten 

 und der Deckel sind aus Metall. Der letztere hat in der Mitte eine kreis- 

 runde Öffnung, die von unten her mit einem Deckglas verschlossen ist; 

 er wird durch drehbare Arme und Schrauben auf der Gaskammer befestigt. 

 Die Fugen verschmiert man außerdem mit AVachs und Vaselin und erreicht 

 so einen luftdichten Verschluß. Der Boden der Kammer, der leicht be- 

 schlägt, wird mit einer dünnen Flüssigkeitsschicht bedeckt. Den hängenden 

 Tropfen bringt man am Deckglas an. Man kann die Kammer mit Eis 



1) So lioft rt E. Leitz, Wetzlar, Objektträger mit nindein Aiisschliff für 40 M 

 (Katalog 46 D, Nr. 195). 



*) Sie wird von Stinsanie-Vavls und NachH-V&r\s angefertigt. 



') Vgl. A. PkazmowsKI, Unters, über d. Entwicklungsgescliicht.e und Ferment - 

 Wirkung einiger Baktcrienarten, 1880, S. 10. 



*) S. a. die feuchte Kammer nach EnoELMANN im Reg. IV. 



