II. Untersuchungsmethoden. g 



briert. Hebt sich infolge Wasserverlustes der Pflanze die eine Schale, 

 so sinkt die andere; durch eine zweckmäßige Übertragung bewegt 

 sich ein horizontaler Griffel, der einen um seine Längsachse (mittels 

 eines Uhrwerkes) rotierenden Zylinder tangiert, um dessen Peripherie 

 an karriertes Papier wie bei anderen Regi.strierapparaten befestigt ist. 

 Wenn der leichtere W'agebalken bis auf den niedrigsten Stand sinkt, 

 durchläuft der Griffel die Höhe des Zylinders. Durch ein Laufgewicht 

 ist es möglich, den Schwerpunkt der Wage in verschiedene Ent- 

 fernungen von der Drehachse zu bringen und sie dadurch so zu regu- 



Fig. 2. 



Evaporometre enregistreur von Richard fr eres in Paris. 



Heren, daß sie für 50 Gramm, aber auch für 500 Gramm eine wünschens- 

 werte Empfindlichkeit besitzt Die Konstrukteure haben noch eine 

 Komplettierung der Wage erdacht, welche verhindert, daß dieselbe 

 durch Luftbewegung zur Oszillation gebracht wird, wenn man mit 

 ihr Versuche im Freien anstellt. 



Sollen in besonderen Fällen die \\"ägungen in sehr kurzen Inter- 

 vallen erfolgen, so ist es vorteilhaft, die Pflanze auf der Wage zu be- 

 lassen. Bei gewissen Transpirationsfragen kann man dann statt der 

 Konstatierung des Gewichtsverlustes der Pflanze für bestimmte Zeit- 

 teile — die Zeitdauer für bestimmte Gewichtsverluste ermitteln, in- 

 dem man nach A(]uilibrierung der Wage jedesmal ein gleiches Ge- 



