24 II- Untersuchungsmethoden. 



aus Spiegelglas. Zwei Aluminiumräder von 6 und 12 Zoll im Durch- 

 messer, genau geschnitten und zentriert sind um eine gemeinsame 

 Achse drehbar, die mittels zylindrischer Zapfen an den Eisenträgern 

 ruht und eine horizontale Lage haben muß. Am Umfange des kleinen 

 Rades läuft eine mit Wachs geglättete Seidenschnur, die einerseits 

 die Versuchspflanze, andererseits ein Areometer trägt; dieses besteht 

 aus einem zum Teil mit Quecksilber gefüllten, verkorkten Fläschchen. 

 Wird das Gefäß mit der Pflanze infolge Wasserabgabe der letzteren 

 leichter, so sinkt das Areometer und das Wasser im Glaszylinder 

 steigt. Wäre der Querschnitt des Zylinders ein qcm, und stiege das 

 Wasser in demselben um i cm, so wäre der Wasserverlust der Pflanze 

 ein ccm oder ein Gramm. Um das große Rad läuft ein gespannter 

 Faden mit einem Zeiger, der nach Art eines Auxanometers auf der 

 berußten Mantelfläche eines um eine vertikale Achse rotierenden Zy- 

 linders schreibt. 



Von Pfeffer (Pflanzenphysiologie, 2. Aufl. Bd. I, S. 224) wird ein 

 Transpirationsapparat mit automatischer Registrierung von Marey 

 (Methode graphique 1878) erwähnt: Eine Beschreibung oder wenigstens 

 das Prinzip desselben konnte ich weder im Originaltexte noch in 

 einem Referate kennen lernen. Ein besonders konstruiertes Psy- 

 chrometer, mit Hilfe dessen nach der Methode der Taupunkt- 

 bestimmung ein Schluß auf die Transpirationsgröße gezogen werden 

 kann, hat Leavitt (335) beschrieben. Als Beispiel der Empfindlich- 

 keit des Instrumentes führt der Autor eine Beobachtungsreihe mit 

 einer Bohnentopfpflanze an. Vier Minuten nach Verdunklung der- 

 selben zeigte sich die Verminderung der Wasserabgabe durch Ände- 

 rung des Taupunktes. Die von Fr. Darwin konstruierten Hygro- 

 skope, aus deren Angaben sich eine Vorstellung über die relative 

 Größe der stomatären Transpiration gewinnen läßt, sind im III. Ka- 

 pitel beschrieben und abgebildet (Fig. ii, 12). 



Die Reduktion der unmittelbar gefundenen Transpirationswerte 

 erfolgt entweder auf gleiche Oberfläche oder auf gleiches Ge- 

 wicht der transpirierenden Teile. Die ganze Verdunstungsfläche be- 

 steht allerdings in Hinsicht auf die epidermale Transpiration aus der 

 äußeren Oberfläche und rücksichtHch der stomatären Transpiration 

 aus der freien inneren Oberfläche der Interzellularen. Da eine ge- 

 nauere Bestimmung der letzteren nicht möglich ist, so nimmt man 

 die Umrechnung auf die äußere Oberfläche vor, deren Größenberech- 

 nung bei Blättern mit ebener Epidermis leicht ausgeführt werden 

 kann: a) der Blattumriß wird nach Auflegen des Blattes auf ein sog. 

 MilHmeterpapier oder auf eine matte Glastafel, auf der ein Quadrat- 



