112 — Messungen — 



mit Hülfe von drei Fußsclirauben horizontal zu stellen- 

 den g-eteilten Kreise, dem Limbus, besteht, der ent- 

 weder fest ist (g-eraeiner Theodolit) oder um eine ver- 

 tikale Axe gedreht werden kann (Repetitions-Theodolit). 

 Auf einer über dem Limbus drehbaren Scheibe, der 

 Alidade, welche mindestens ein Paar sich diametral 

 gegenüberstehender Verniers trägt, stehen zwei gleich 

 hohe Lager für die Axe eines geraden (terrestrischer 

 Theodolit) oder mittelst Prisma gebrochenen Fernrohrs 

 (astronomischer Theodolit oder Universalinstrument), 

 an welche wieder ein geteilter Kreis, der Höhenkreis, 

 angesteckt ist, dessen Vernier-Paar an einem der Lager 

 sitzt. Jede Veränderung in der Lage des Fernrohrs 

 Avird somit von selbst in eine horizontale und eine 

 vertikale zerlegt, und man kann daher mit demselben 

 gleichzeitig Horizontalwinkel und Höhendifferenzen 

 messen, sobald dasselbe gehörig aufgestellt und korri- 

 giert ist. Zu letztem! Zwecke wird die Libelle auf 

 die Axe des Fernrohrs gesetzt, dieses über eine der 

 Fußschrauben gebracht, und nun die Libelle einge- 

 stellt: dann wird die Libelle verkehrt auf die Axe ge- 

 setzt, und vom allfälligen Ausschlag die Hälfte an der 

 Fußschraube, der Rest an der Libelle selbst korrigiert ; 

 nachher dreht man die Alidade um 180", und verbessert 

 einen neuen Ausschlag der Libelle zur Hälfte an der 

 Fußschraube, zur Hälfte am einen Lager; hierauf 

 stellt man die Axe parallel zu den beiden andern 

 Fußschrauben, und bringt mit ihnen nochmals die 

 Libelle zum Einspielen. Sodann stellt man das Faden- 

 kreuz des Fernrohrs genau auf einen Gegenstand ein, 

 legt hierauf das Fernrohr in seinen Lagern um, oder 

 führt es nach Drehen der Alidade um 180 " durch 

 Durchschlagen auf den Gegenstand zurück, und ver- 

 bessert endlich die Hälfte der Abweichung an den 



