— Messungen — 113 



Stellschrauben des Fadenkreuzes oder Prisma's. Für 

 die Messung- von Höhenwinkeln vgl. 225, — für die 

 Axenlibelle 329» 



Z2Z [352]. Der Spieg^elisextant. Neben dem 



Theodoliten ist der kein Stativ erfordernde, also zur 



See brauchbare und auf Reisen bequeme Spiegelsextant 



das wichtigste Winkelinstrument. Er besteht aus einem 



pr Kreissektor , auf dessen 



/b Ebene ein (oben unbelegter) 



B y^y^' Spiegel A parallel zur Null- 



'"^'z 'K^" ' ^' linie der Teilung des Sek- 



/ /\? \\ tors fest aufsitzt. Ein zweiter 



*^ T^^'—— S^^Xs ^ Spiegel B ist auf einem dreli- 



/i/^...—^^^^^^^^^^ ^ baren Eadius befestigt, und 



trägt zugleich den Index 



für die Ablesung. Dem Spiegel A endlich steht ein 



Fernrohr F so gegenüber, dass seine optische Axe und 



die Verbindungslinie der beiden Spiegel an A mit der 



Normale gleiche Winkel bilden. Visiert man nach einem 



Gegenstande D, und dreht dann B so, dass man nach 



derselben Richtung durch doppelte Reflexion einen 



Gegenstand C zu sehen glaubt, so erhält man aus der 



Ablesung a den Winkel ß, welchen D und C am Auge 



bestimmen nach 



ß = 2S — 2- = 2 [90 + S — (90 + r)] = 2a 



oder auch direkt, indem man jedem Teilstriche das 

 Doppelte seines Wertes beischreibt , und zur Prüfung 

 des Parallelismus von A mit der Nulllinie oder zur 

 Auffindung des sog. Koilimationsfehiers hat man ein- 

 fach nachzusehen, welchen Wert ß für einen sehr fernen 

 Gegenstand annimmt. — Für die Messung von Höhen- 

 winkeln vgl. 225. 



Wolf, Taschenbuch 8 



