— Aerostatik, Pneumatik und Akustik — 145 



sich das Gleichgewiclit mit der äussern Luft her- 

 gestellt hat. Die Niveau-Differenz in Röhre und Ge- 

 fäss, welche am Meere ca. 760™"' (28" P.) beträgt, kann 

 somit annähernd als Mass des Luftdruckes dienen, — 

 genauer ist Letzterer nach 



b = a : [1 -f 0,00018018 t - 0,00001878 (x - a)] ^ a — ß • x 



zu berechnen, wo a die an einer Messingskale ab- 

 gelesene Erhebung der Quecksilberkuppe über das Ni- 

 veau im Gefässe, x die in C ausgedrückte Temperatur 

 des Quecksilbers und Messings, a die Normaltemperatur 

 des der Skale zu Grunde liegenden Etalons bezeichnet, 

 ß = 0,00016 • a aber Tab. V*" zu entnehmen ist. Da 

 dieses Gefässbarometer wegen der Kapillarität (wenn 

 nicht die Röhre mindestens 12""" weit) etwas za kleinen 

 Luftdruck angiebt, und der Nullpunkt der Skale (wenn 

 nicht das Gefäss mindestens 120'"'" weit) beständig 

 verschoben werden niuss, so substituiert man ihm oft 

 ein Heberbarometer, das aus eiaer cylindrischen ge- 

 bogenen Röhre besteht, und eine Skale mit Nullpunkt 

 in der Mitte hat. Als Registrierapparat wird jetzt 

 meistens das Wagebarometer von Sprung, auf Reisen 

 das Aneroid von Goldschmid benutzt. 



27 4 [126]. »as i^ariotte^sehe Ciesetz. 



Schliesst man in einer gebogenen Röhre, deren kürzerer 

 Schenkel geschlossen ist, die Luft in diesem letztern 

 mit Quecksilber ab, und giesst dann nach und nach in 

 •den längern Schenkel so viel Quecksilber, dass die 

 Niveaudifferenz 1, 2, 3, ... (n — 1) Barometersäulen, 

 also der Druck auf die abgeschlossene Luft das 2, 3, 

 4, . . . nfache des Luftdruckes beträgt, so wird das 

 Volumen der letztern auf '2 > "3 > V4 > '/„ ^^^ anfäng- 

 lichen reduziert. Es besteht also das von Boyle und 

 wenig später auch von Mariotte gefundene, allerdings 

 Wolf. Taschenbuch IQ 



