182 — Erste Messungen — 



326 [329-31]. Das Fernrohr und i§ein 

 Fadenkreuz. Das Messen eines Winkels besteht 

 meistens darin, dass man den Mittelpunkt eines ge- 

 teilten Kreises über den Scheitel bringt, — ein mit 

 dem Kreise oder einem auf demselben spielenden In- 

 dex verbundenes Absehen successive auf die beiden 

 Winkelobjekte richtet, je die gegenseitige Stellung 

 von Kreis und Index abliest, — und schliesslich die 

 Differenz der Ablesungen als Mass des Winkels be- 

 trachtet. Die Genauigkeit der Winkelmessung hängt 

 also zunächst von der Schärfe ab, mit welcher die 

 Yisuren gemacht werden können , und wurde daher 

 wesentlich vergrössert, als man die Diopter durch ein 

 Fernrohr mit Fadenkreuz ersetzen konnte. Die Faden- 

 platte muss jedoch genau mit der 



Faden 



Bild. 



Bildebene des Objektives zusammen- 

 fallen, sonst wechselt die gegenseitige 



^ ^ j^^^Q Stellung von Faden und Bild mit der 



Lage des Auges, oder es entsteht eine 

 Fadenparallaxe. Ferner muss man das Gesichtsfeld oder 

 die Faden Nachts durch Hülfsprismen oder durch 

 Seitenöffnungen am Okularkopfe beleuchten können. 



337 [339,40]. Vas Ableiseinikroskop. Die 

 Genauigkeit der Winkelmessung hängt ferner von der 

 Sicherheit der Ablesung ab, die allerdings schon beim 

 Vernier (220) nicht unbedeutend ist. Immerhin wird 

 dieser jetzt häufig durch ein Mikroskop mit beweg- 

 lichem Faden ersetzt, das (292) so reguliert ist, dass 

 die mit einer geteilten Trommel versehene Mikrometer- 

 schraube eine bestimmte Anzahl von Umgängen uiacht, 

 um den Faden durch einen Teil der Hauptteilung zu 

 beweisen. — Führt man den beweglichen Faden vom 

 Index zum nächsten Teilstriche, so giebt die Ablesung 

 an der Trommel an, um Avie viel der Wert jenes Teil- 



