202 — Bestimmungen ausserh. cl. Meridianes — 



zu dessen Ajüstierung- folgende Operationen ausreichen: 

 Man hängt an die Axe des Deklinationskreises eine 

 Libelle, — stellt sie durch Drehen am Stundenkreise 

 ein, — kehrt sie um, und verbessert an ihr den halben 

 Aussehlag-. Dann dreht man den Stundenkreis um 12^ 

 d. h. verwechselt die Lager, und verbessert den halben 

 Ausschlag- an ihnen. Hat das Fernrohr ein Fadenkreuz, 

 so ceutriert man dasselbe, stellt es sodann auf ein 

 Objekt ein, legt das Fernrohr in den Lagern um oder 

 schlägt es nach Drehen um 12'' durch, und korrigiert 

 die halbe Abweichung an den betreffenden Korrektions- 

 schrauben. Da die Fernrohraxe infolge der zwei ersten 

 Operationen horizontal und dem Stundenkreise parallel 

 ist, so muss sie, wenn Letzterer im Equator liegt, der 

 einzigen horizontalen Eichtung des Equators, der Linie 

 Ost-West, parallel sein, folglich die nach der dritten 

 Operation zur Drehaxe senkrechte optische Axe des 

 Fernrohrs im Meridiane spielen oder das Fadenkreuz 

 das Meridianzeichen treifen. Es wird nun der Meridian- 

 punkt des Stundenkreises abgelesen , beziehungsweise 

 auf Null gebracht. Endlich stellt man das Fadenkreuz 

 auf einen im Meridiane befindlichen Punkt bei normaler 

 Lage des Fernrohrs, und dann nach Drehen um 180" 

 und Durchschlagen nochmals ein; die halbe Summe 

 der Ablesungen am Deklinationskreise giebt sodann 

 den Polpunkt des Instrumentes, und es soll daher die 

 mit seiner Hülfe für einen dem Zenite nahen, also 

 durch die Refraktion unbeeinflussten, kulminierenden 

 Stern ermittelte Poldistanz die Deklination desselben 

 zu einem Quadranten ergänzen, — geschieht es nicht, 

 so ist die Neigung der Hauptaxe des Instrumentes 

 entsprechend zu verändern. — Die kleinen übrig- 

 bleibenden Fehler sind in ähnlicher Weise wie beim 

 Meridiankreise zu ermitteln und in Rechnung zu 



