Bestimmungen ausserli. d. Meridianes 



205 



34 S [402]. »as Positionsmlkrometer. 



Eine andere mikrometrische Vorrichtung-, bei der die 

 Rechnung vermieden, dagegen Beleuchtung notwendig 

 wird, ist das sog. Positionsmikrometer, das meist ein 

 aus zwei festen und zu einander senkrechten Faden 

 (a, b) und einem (z. B. zu a) parallelen beweglichen 

 Faden (c) bestehendes Netz hat, 

 jt^r^ ->. das in seiner Ebene messbar 



// vf*.-r'^<'^ \ gedreht Averden kann. — Soll 



das Mikrometer zur Bestimmung 

 von Eektascensions- und Dekli- 

 nationsdifferenzen dienen , so 

 dreht man dasselbe so , dass 

 der eine Stern dem Faden a 

 folgt, und stellt nunmehr mit 

 der Mikrometerschraube c auf den andern Stern ein: 

 Die Differenz der Durchgangszeiten durch b giebt die 

 Eektascensionsdifferenz , und die nötige Drehung der 

 Mikrometerschraube, um c zur Koincidenz mit a zu 

 bringen, die Deklinationsdifferenz. — Will man da- 

 gegen die Lage von B gegen A und dessen Dekli- 

 nationskreis durch Polarkoordinaten festlegen, so wird 

 die Lage von a abgelesen, A in das Fadenkreuz ge- 

 bracht, und dort (allfällig mit Hülfe des Uhrwerks) 

 festgehalten, b nach B gedreht und auch c nach B 

 gebracht. Die Ablesungen an der 

 Mikrometerschraube und an dem 

 gewöhnlich von N über laufenden 

 Positionskreise geben sodann die 

 Distanz AB = A und den Positions- 

 winkel p. — Zur Vermittlung beider 

 Bestimmungsweisen dienen die nach den sog. Gauss'- 

 schen Formeln (161) erhaltenen Näherungsformeln 

 5 — d=:A-Cop (a — a)Cod = ASip 



